254 



MAREY. 



fêtas inextensible, de 4 centimètres de longueur environ, est 

 lié par-dessus le caoutchouc et s'invagine avec lui à l'inté- 

 rieur du tube autour du doigt qui s'y enfonce. Ce manchon a 

 pour effet d'empêcher le sac de caoutchouc de faire hernie 

 autour du doigt lorsqu'on comprime le liquide à l'intérieur du 

 tube. 



Après avoir rempli l'appareil d'eau et l'avoir bien purgé 

 d'air, on met la cavité pleine d'eau en rapport, d'une part, 

 avec un manomètre très capillaire, h, d'autre part, avec un 

 sac c inextensible, rempli d'eau que l'on comprime au moyen 

 d'une petite presse à vis. Des robinets permettent de fermer 

 ou d'ouvrir ces différentes communications. Enfm, un bra- 

 celet soHdement fixé au poignet sert à fixer, au moyen d'une 

 tige rigide le tube de verre où le doigt est plongé. 



Fig. 67. — Disposition pour mesurer la pression du sang cliez l'iiomme au moyen d'un 



manomèlre. 



Si, l'appareil étant plein d'eau, et tous les robinets étant 

 fermés, on retire le doigt du tube de verre, on voit, à l'inté- 

 rieur, le sac de caoutchouc qui reste ouvert. Rien de plus 

 facile que de réintroduire le doigt dans cette poche béante, 

 pourvu qu'on ait soin de recouvrir la peau d'un peu de pous- 

 sière ou de râpure de bois. Gela permet à l'air de s'échapper 

 aisément entre le doigt et les parois du sac de caoutchouc 



