256 MAREY. 



produire l'élévation du mercure soit incapable, en pénétrant 

 dans les vaisseaux du doigt, de leur faire acquérir une certaine 

 tension. Sans cela, les vaisseaux, par leur force élastique, ré- 

 sisteraient à une partie de l'effort du sang et l'on n'aurait plus, 

 dans l'oscillation du manomètre, qu'une expression atténuée 

 de la pression du sang. 



En se plaçant dans de bonnes conditions c'est-à-dire avec 

 un manomètre aussi fin que possible (l),sans créer trop de 

 frottement, on cherche sous quelle pression s'obtiennent les 

 oscillation les plus étendues, et à ce moment on lit, sur l'échelle 

 du manomètre, la valeur absolue des maxlma et des minima. 

 Cette valeur est théoriquement celle que donnerait un mano- 

 mètre appliqué aux artères collatérales du doigt plongé dans 

 l'appareil. 



Cette méthode a besoin d'être perfectionnée, particulière- 

 ment en ce qui concerne la fixation du tube où le doigt est 

 comprimé, et tout porte à croire qu'une bonne fixation ne sera 

 pas trop difficile à obtenir. 



Mais un point délicat consiste à bien déterminer le moment 

 où les oscillations du manomètre sont à leur maximum d'am- 

 plitude. Il est clair qu'on ne peut se fier à la seule inspection 

 du mouvement de la colonne de mercure et que le mieux 

 est d'inscrire ces oscillations. Or, comme la colonne mano- 

 métrique est de très faible diamètre, l'instrument ne peut être 

 muni d'un flotteur écrivant comme le kymographe de Ludwig. 

 Cette étroitesse de la colonne de mercure la rend également 

 impropre à déplacer un volume d'air capable de faire agir un 

 tambour à levier (2), J'ai réussi, toutefois, à inscrire les mou- 

 vements de la colonne de mercure en versant de l'eau au-des- 

 sus de cette colonne qui se terminait supérieurement par un 

 entonnoir muni d'une membrane, le tout étant rempli d'eau. 

 Sur la membrane était placé un levier dans les conditions or- 

 dinaires. 



D'autres fois je me suis servi d'un double levier, c'est-à-dire 

 qu'un premier levier, amplifiant le mouvement 4 fois, agissait 

 sur un levier placé au-dessus de lui et amplifiant lui-même 

 10 fois le mouvement du premier levier. Cette manière permet- 



(1) Le calibre intérieur do 1/3 de millimètre m'a paru le plus favorable. 



(2) Voir Mellï. Graphique, p. 558. 



