394 A. d'arsonval. 



Enceinte à température constante. 



L'enceinte (fig, 118) où se place le calorimètre est cons- 

 tituée par deux cylindres concentriques limitant deux cavités : 

 l'une centrale, qui contient l'instrument, l'autre annulaire 

 remplie d'eau. Ce matelas liquide distribue régulièrement 

 la chaleur autour de l'enceinte et l'empêche de subir les brus- 

 ques variations de température provenant du dehors. J'utilise 

 directement les variations de volume correspondant aux varia- 

 tions de température de cette énorme masse liquide pour régler 

 le passage du gaz coinbustible qui doit la chauffer. C'est là ce 

 qui constitue l'originalité en même temps que l'exquise sen- 

 sibilité de mes appareils à température constante (1). 



L'espace annulaire contenant le liquide dilatable commu- 

 nique avec un régulateur de chauffage (fig. 119), placé sur 

 le côté de l'appareil et sous la membrane duquel s'effectuent 

 les variations de volume du matelas liquide, une fois la douille 

 d'emplissage bouchée. Cette membrane constitue la seule por- 

 tion de paroi qui puisse traduire à l'extérieur les variations 

 de volume du matelas d'eau en les totalisant. 



Or, le gaz qui doit aller au brûleur est amené par un tube 

 qui débouche normalement au centre de cette membrane et à 

 une faible distance de sa surface libre, dans l'intérieur d'une 

 boîte métallique d'où il ressort par un autre orifice qui le con- 

 duit au brûleur. Tube et membrane constituent de la sorte 

 un robinet très sensible dont le degré d'ouverture est sous la 

 dépendance des variations de volume du matelas d'eau, et 

 qui ne laisse aller au brûleur que la quantité de gaz stricte- 

 ment nécessaire pour compenser les causes de refroidisse- 

 ment (2). 



(1) Voir comptes l'endus do l'Académie des sciences 25 août 1879. 



(2) Les régulateurs qu'on emploie habituellement ne peuvent donner un degré 

 d'exactitude comparable à celui qu'on obtient par celte méthode de réglage 

 direct. Ces intrumcnts, en effet , sont plongés dans l'enceinte à maintenir 

 constante, à la manière d'un thermomètre. Par conséquent ils ne peuvent régler 

 la température que pour l'endroit fort restreint qu'ils occupent. De plus, la 

 transmission de la chaleur prend un certain temps pour les influencer, ce qui 

 entraîne forcément un retard dans le réglage. Notre disposition supprime tous 

 ces inconvénients en augmentant beaucoup la sensibilité, puisque le volume 

 de l'oau échauffée peut Cire aussi grand qu'on le désire. 



