396 



A. d'ARSONVAL. 



La même disposition existe à la partie supérieure où 

 repose le couvercle. Ces deux rainures, une fois remplies dé 

 glycérine, constituent une fermeture hydraulique hermétique 

 qui permet de recueillir les gaz contenus dans l'intérieur de 

 l'étuve pour en faire l'analyse. La figure 118 rend suffisam- 

 ment compte de ces dispositions. 



La paroi de l'étuve porte, en outre, des ouvertures qui 

 sont destinées au passage des différents tubes qui se rendent 

 au calorimètre placé à son centre. 



Si l'on veut savoir quelle quantité de chaleur est fournie à 

 l'enceinte pour la maintenir constante, il suffit de mettre la 

 bouillotte en communication avec le bout supérieur B du ser- 

 pentin et de recueillir l'eau condensée. C'est un excellent 

 moyen pour mesurer l'intensité du rayonnement, j'y revien- 

 drai dans d'autres expériences. 



Régulateur de Venceinte. 



Le régulateur est séparé du matelas liquide et peut s'adap- 

 ter à un réservoir de forme et de capacité quelconques. 

 Il se compose d'un support en fonte (fig. 119) qui soutient 



Fig. 119. — Régulateur indépendant. 



1. Tubulure mise en "rapport avec le liquide 



dilatable. 



2. 3. Tube d'arrivée du gaz à la surface de la 



membrane. 



4. Robinet de sûreté. 



5. Tube de sortie du gaz. 



ti. Robinet à entonnoir pour régler la tempé- 

 rature. 



un disque épais (8) traversé par le canal (1); celui-ci dé- 

 bouche à son centre au-dessous d'une membrane de caout- 

 chouc et va se terminera un tube à robinet (6) surmonté 

 d'un petit entonnoir. La membrane est maintenue par des 

 vis entre la boite (2) et le disque. Cette boîte porte le tube (3) 

 d'arrivée du gaz qui débouche au-dessus de la membrane et 



