RECHERCHES SUR LA CHALEUR ANIMALE. 397 



qui est muni d'un pas de vis permettant de changer sa dis- 

 tance à la membrane. Un contre-écrou sert à le fixer dans la 

 position choisie. 



La chambre à gaz porte un robinet (4) dit de sûreté. Le 

 gaz qui est arrivé par les deux tubes (3) et (4) s'échappe par 

 la tubulure opposée au robinet (4) pour aller au brûleur. 



Le fonctionnement de l'appareil se comprend à la seule 

 inspection de la figure 119. 



La tubulure (1) est mise en rapport avec le réservoir con- 

 tenant le corps dilatable, par un tube de caoutchouc à parois 

 épaisses et à calibre intérieur très petit. Le tube et l'entonnoir 

 sont préalablement remplis du même liquide pour qu'il ne 

 reste aucune bulle d'air dans l'appareil. 



Le gaz arrive par deux robinets, ou au moyen d'une 

 bifurcation, dans les tubes (3) et (4). Lorsque le corps dila- 

 table est plongé dans une grande masse de liquide, on peut 

 se contenter, pour l'arrivée du gaz, du tube (3) seul ; mais 

 quand le réservoir est plongé dans l'air, il n'en est pas'de 

 même, le corps dilatable ne prenant pas instantanément la 

 température de l'air qui est chauffé directement. 



Lorsqu'on fermeté robinet (6), l'air échauffé cède sa cha- 

 leur au liquide dilatable qui alors éteint complètement le 

 gaz. C'est dans ce cas que l'on bifurque la prise de gaz : une 

 partie est amenée au robinet (4) et s'en va directement au 

 brûleur qu'ehe a pour fonction de maintenir constamment 

 allumé. On règle l'ouverture de ce robinet de façon que la 

 quantité de gaz qu'il laisse passer soit sensiblement insuffi- 

 sante à maintenir à elle seule la température du bain liquide 

 ou gazeux, le surplus étant fourni par le tube (3) qui con- 

 stitue le véritable régulateur. 



Tant que le robinet (6) est ouvert, la température s'élève et 

 le liquide régulateur dilaté s'accumule dans l'entonnoir sans 

 agir sur la membrane qui reste éloignée du tube (3) en don- 

 nant une large issue au gaz. Lorsqu'on a atteint la tempéra- 

 ture désirée on ferme le robinet (6) ; le liquide dilaté, n'ayant 

 plus alors de porte de sortie, s'accumule sous la membrane 

 qu'il soulève en la rapprochant du tube (3). L'arrivée du gaz 

 se trouve ainsi réduite. 



On voit donc que pour atteindre une température donnée on 



