RECHERCHES SUR hK CHALEUR ANIMALE. 



399 



L'espace annulaire contenu entre les deux parois est 

 traversé par deux serpentins, l'un, S'S, à travers lequel les 

 gaz respires par l'animal s'échappent après avoir cédé leur 

 chaleur au calorimètre ; l'autre AA' est placé sur le trajet d'un 

 courant d'eau à zéro qu'il ne laisse sortir qu'à une tempé- 

 rature déterminée après qu'elle a traversé le calorimètre. 



•mm^y/mmÀ hpm^fmmm'. 



Fig. 120. — Calorimètre à pétrole. 



R. Serpentin contenant du pétrole 

 mis en communication avec le 

 régulateur par le tube. 



T. Arrivée de l'air destiné à la ven- 

 tilation de l'espace intérieur où 

 sont placés les animaux. 



S. S'. Serpentin servant au départ de 

 cet air et lui enlevant la cha- 

 leur qu'il a gagnée. 



A. Entrée du liquide réfrigérant. 



A'. Sortie du même liquide. 



Cet espace est mis en rapport avec l'extérieur par deux 

 tubulures placées a ses extrémités. L'une d'elles A est destinée 

 à l'entrée du liquide compensateur, la seconde A' à sa sortie, 

 après équilibration de température avec le calorimètre. 



1" ca8. — Mesure d'un dégagement de chaleur. — Dans ce 

 cas la chaleur cédée au calorimètre lui est enlevée d'une 

 manière continue, par un courant d'eau à zéro, provenant de 

 la fusion de la glace. Cette eau entre à zéro dans le calori- 

 mètre et en ressort à la température fixe N. Elle gagne donc 

 N calories par litre écoulé. L'eau écoulée se rend dans un 

 cylindre muni d'un flotteur qui inscrit sur un papier animé 

 d'un mouvement de translation connu les variations de niveau 

 du flotteur. C'est le calorimètre lui-même qui règle automa- 

 tiquement cet écoulement par le mécanisme suivant : le 

 serpentin supérieur étant rempli exactement d'alcool à la 

 température de l'enceinte, est mis en rapport par le tube R 

 avec le régulateur d'écoulement figure 121. 



