400 A. d'arsonval. 



Ce régulateur diffère du précédent simplement en ce que 

 la membrane, par son soulèvement, au lieu d'arrêter un 

 écoulement le provoque, au contraire, en soulevant une sou- 

 pape. La surface inférieure de la membrane est mise en 

 rapport avec le serpentin plein de pétrole par le tube (1). La 

 tubulure inférieure du calorimètre étant raccordée avec un vase 

 contenant de l'eau à zéro, la tubulure supérieure de sortie de 

 l'eau, est reliée au tube (3) du régulateur. Enfin, le tube (4) 

 de ce même régulateur est mis en rapport avec le vase qui 

 contient le flotteur. 



Fig. 121. — Régulateur à soupape. 



1. — Tube mis en rapport avec le 



liquide dilatable. 



2. — Masse métallique surmon- 



tant la membrane. 



3. — Tube d'arrivée du liquide. 



4. — Sortie du liquide. 



5. — Soupape que soulève la 



membrane. 



6. — Robinet de réglage. 



ÇOi,^ 



Le fonctionnement de l'appareil est facile à comprendre. 

 L'eau à zéro ne peut traverser le calorimètre qu'autant que 

 la soupape 5 du régulateur, est soulevée par la dilatation du 

 liquide contenu dans le serpentin. Si la température du calo- 

 rimètre tend à augmenter, cette soupape se soulève et l'eau à 

 zéro entre dans le calorimètre, s'empare de la chaleur 

 dégagée, mais avant de sortir du calorimètre, elle passe sur 

 le serpentin régulateur qui ne la laisse s'échapper qu'autant 

 qu'elle a acquis une température suffisante. Sans cela, en 

 effet, elle refroidirait le serpentin, et la contraction du liquide 

 qui y est contenu fermerait la soupape en supprimant tout 

 écoulement. 



L'expérience a prouvé que la soupape ne fonctionne jamais 

 par saccades, lorsque l'appareil est bien purgé d'air, et qu'au 

 contraire, son degré d'ouverture est toujours exactement pro- 

 portionnel à la quantité de chaleur dégagée en un temps donné. 



