402 



A. D ARSONVAL. 



lateur spécial. L'ébullition supprimant ce régulateur, nous 

 lui donnons la préférence pour plus de simplicité. 



D'après ce que l'on vient de voir, 

 toutes nos méthodes calorimétriques 

 peuvent se résumer ainsi : 



1° Le calorimètre est astreint à 

 une température invariable. Pour 

 cela, il s'envoie à lui-même, automa- 

 tiquement, un courant liquide qui 

 entre à une température déterminée 

 et qui ne peut sortir qu'après avoir 

 acquis une autre température égale- 

 ment fixe ; en un mot , la différence 

 de température du liquide qui tra- 

 verse le calorimètre doit être, à l'en- 

 trée et à la sortie, un nombre con- 

 stant. Cette délicate fonction est 

 confiée au calorimètre lui-même, qui 

 se trouve muni, à cet effet, d'un 

 régulateur automatique. 



2° Le calorimètre se trouve placé 

 dans une enceinte dont la tempéra- 

 ture, qui est constante, peut être 

 égale ou supérieure à la sienne. 



Le régulateur placé à la sortie 



du calorimètre peut consister en un 



simple thermomètre électrique qui 



fait fonctionner un électro-aimant, 



écrasant un tube de caoutchouc à travers lequel se fait 



l'écoulement. J'ai également employé ce moyen qui peut 



être utile dans certains cas. 



Inscription des phases de la production de chaleur. 



Fig. 122. 



R 



- Générateur d'eau 

 à 100». 

 Vase contenant, au fond, de 

 l'eau bouillante. 

 S.S'. Serpentin plongeant dans la 



vapeur. 

 A.B. Réfrigérant condensant la 

 vapeur en excès et la ra- 

 menant à l'état liquide dans 

 la vase R. 



La mesure de la chaleur dégagée, étant ainsi ramenée à la 

 mesure d'un volume liquide, il est facile d'inscrire les phases 

 correspondantes du dégagement de chaleur. Je ne décrirai 

 pas ici le moyen que j'ai employé: on pourra consulter, à ce 

 sujet, le livre de M. Marey, où se trouvent décrits les procédés 



