408 FRANÇOIS-FRANCK. 



analogues s' appliquant l'un sur la masse auriculaire, l'autre 

 sur le ventricule. Cette disposition est représentée sur la 

 figure suivante : 



Fig. 125. — Double myographe pour le cœur de la grenouille ou de la tortue. 



Les deux leviers et V reposent l'un sur l'oreillette, l'autre 

 sur le ventricule, par l'intermédiaire de deux petites pièces 

 articulées, très légères, qui se terminent par une plaque 

 étroite en aluminium. En faisant glisser ces deux pièces le 

 long des leviers, on rapproche plus ou moins du centre de 

 rotation le point d'application de la puissance représentée 

 par les parois du cœur. Il est possible de régler la position 

 des leviers l'un par rapport à l'autre, en déplaçant, à l'aide de 

 la vis à pression Pi,la pièce qui supporte la base du levier de 

 l'oreillette. On supprime plus ou moins complètement la 

 pression qu'exercent les leviers en inclinant à angle variable 

 les petites tiges p p qui servent de contrepoids (1). 



La'seule précaution à indiquer pour l'application de l'ins- 

 trument consiste à éviter de mettre le levier de l'oreillette sur 

 le trajet du bulbe aortique qui croise la face antérieure de la 

 masse auriculaire. 



Dans les tracés fournis par le cœur de la grenouille (fig. 126), 

 on obtient deux lignes dont la supérieure correspond aux 

 pulsations de l'oreillette, l'inférieure à celles du ventricule. 

 Il est facile de reconnaître par la simple superposition si les 



(1) M. Lauder Brunton a figuré dans le numéro de janvier 1876 du Jour- 

 nal of Anatomy and Physiology, un myographe simple du cœur de la gre- 

 nouille, dont il fait varier la pression en inclinant plus ou moins une petite 

 pince fixée au talon de l'appareil : le principe du réglage de mon myographe 

 double est identique. 



