Fig. 131.— Excitateur 

 libre à écartement 

 variable. 



420 FRANÇOIS-FBANCK ET A. PITRES. 



chaque tube est engagé et fixé avec un mastic un fil de cuivre 

 ou une baguette de zinc amalgamé, qui dépasse l'extrémité 

 inférieure du tube et se termine par une 

 extrémité mousse. Cette baguette est sou- 

 dée par sa partie supérieure au contact à 

 cliquet que M. Tatin a appliqué aux dif- 

 férents appareils électriques qu'il a cons- 

 truits. 



b) L'excitateur fixe (fig. 132), est formé 

 d'une tige de soutien P, formant tire-fonds, 

 et qu'on visse dans le crâne, à une certaine 

 distance de la trépanation. Un écrou E as- 

 sure la fixation de cette tige. 



On oriente l'excitateur dans le plan ho- 

 rizontal, à l'aide de la pièce R, qui tourne 

 autour de la tige de soutien, et qu'on fixe 

 dans la position convenable avec la vis 

 située sur le côté. Au moyen de l'articu- 

 lation en forme de genou V , o.n peut 

 donner au porte-excitateur une série de positions intermé- 

 diaires, le relever, l'incliner, etc. Les branches de l'excitateur 



peuvent être écartées ou rap- 

 prochées avec le bouton D 

 qui fait basculer les tiges, en 

 engrenant avec une demi- 

 roue dentée cachée dans l'é- 

 paisseur d'un petit bloc de 

 caoutchouc durci. Enfin, on 

 fait avancer ou reculer les 

 tiges de l'excitateur à l'aide 

 d'une vis de serrage qui les 

 fixe sur le trajet du support 

 horizontal. 



^. III. — Exploration des phéno- 

 mènes produits par les exci- 

 tations corticales. 



1° Préparation des muscles 

 pour la myographie. — Nous 



Fig. 132. — Excitateur fixe se vissant au 

 crâne. (Construit par M. Galante.) 



