XVI 



MANOMÈTRE A MERCURE INSGRIPTEUR MODIFIÉ 



Par M. FRANÇOIS-FRANCK. 



Les modifications qui ont été apportées par M. Galante, 

 constructeur, et par moi au manomètre à mercure inscripteur, 

 sont relatives aux points suivants : 



1° Constance du zéro. — Le manomètre a été rendu mobile 

 le long de l'échelle graduée, afin d'obtenir une constance ab- 

 solue du zéro. On a souvent, en effet, des déplacements du 

 zéro, soit qu'on renouvelle le mercure, soit qu'un accident 

 amène la sortie du métal, etc. Nous sommes arrivés à obtenir la 

 fixité du zéro en faisant monter ou descendre le tube en verre 

 au moyen d'un écrou c (fig. 149 et 150), qui produit, par 

 l'intermédiaire d'inie vis, l'ascension ou l'abaissement de la 

 pièce s à laquelle est fixée la courbure du tube. Le même 

 résultat est obtenu dans notre manomètre double, par les dé- 

 placements de réclielle dans le sens vertical à l'aide d'une 

 crémaillère qui engrène avec un pignon. 



2" F/7 servant de guide au flotteur. — Le fil à plomb servant 

 à guider le flotteur, pour en assurer le contact avec le papier 

 de l'enregistreur, ou bien l'archet muni d'un crin, d'un fil, elc. 

 a été remplacé par un cheveu g tendu entre deux points fixes 

 et maintenu par un fil do caoutchouc qui s'accroche à l'un des 

 montants de l'appareiL On connaît les inconvénients du fil à 

 plomb qui oscille et fait à tout instant varier l'application de 



LAB. MAREY. IV. 29 



