452 FRANÇOIS-FRANCK. 



une petite presse à vis t, qui pince les deux tubes et qu'on 

 serre avec une vis de rappel placée à sa partie moyenne. 



La courbure du tube est elle-même rendue solidaire du 

 talon métallique (s), qui l'épouse, à l'aide d'une bride mainte- 

 nue par une goupille facile à enlever. 



A sa partie supérieure, le tube est maintenu par une simple 

 lamelle de cuivre l, fixée par un bouton. Il suffit de desserrer 

 ce bouton et d'enlever la goupille de la bride inférieure s 

 pour changer le tube, le vider, le nettoyer, et cette facilité 

 d'enlever et de remettre en place le tube du manomètre me 

 paraît constituer un avantage réel, chacun pouvant entretenir 

 et réparer son instrument. 



On est enfin assuré de la verticalité de l'ascension du tube, 

 qui glisse entre les deux montants m in en s'engageant dans 

 fangle ouvert de deux pièces métalliques prises dans la 

 même pièce de cuivre. Suivant les hauteurs probables des 

 variations de la pression dans une expérience, on allonge 

 ou on raccourcit les montants (m) du manomètre, en faisant 

 s'iisser la moitié supérieure de ces montants dans leur moitié 

 i nférieure. 



C'est sur ce modèle du manomètre simple que nous avons 

 disposé, M. Galante et moi, un double manomètre permettant 

 l'inscription simultanée de la pression directe et de la pression 

 récurrente (bout central et bout périphérique des artères), etc.; 

 de cette façon, la double inscription s'obtient avec toute la 

 commodité et la précision désirables. 



Pour rendre l'emploi de l'instrument plus pratique, j'ai fait 

 ajouter à la boîte qui le contient une série de canules de verre 

 à ampoule et à branche latérale, les robinets, tubes en T, le 

 tube de caoutchouc inextensible et un tube de verre de re- 

 change (1). 



(1) Pour la description de ces pièces supplémentaires et la manière de pré- 

 parer le manomètre pour l'expcrience, voir la note de technique que j'ai 

 donnée dans le tome 111 de ces comptes rendus, 1877. 



