(41 ) 



pas de vis qui est apte à recevoir une petite pièce 

 d'ajutage destinée à être introduite dans l'artère, 

 et dont le diamètre varie suivant le calibre du 

 vaisseau sur lequel on expérimente. On remplit 

 d'une solution concentrée de sous-carbonate de 

 soude^ le tube en cuivre, jusqu'à son point de jonc- 

 tion avec le tube en verre : cette liqueur a la pro- 

 priété de conserver au^sang sa fluidité ; le reste de 

 rinstrument est rempli de mercure. Comme la 

 moindre inclinaison ferait varier les colonnes li- 

 quides , un fil à plomb adapté à l'appareil sert à 

 le maintenir dans une position verticale. Deux 

 échelles graduées en millimètres sont adaptées à 

 chaque branche parallèle. Le zéro de chacune cor- 

 respond à la hauteur de la colonne mercurielle. 



Pour mettre l'instrument en communication 

 avec le sang, on découvre l'artère^ on la comprime 

 avec les doigts, après avoir eu soin de passer un 

 fil au-dessous d'elle, puis on fait une incision lon- 

 gitudinale au-delà du point comprimé. Les deux 

 bords de l'incision , saisis chacun avec une pince, 

 sont éloignés l'un de l'autre de manière à rendre 

 l'ouverture à peu près circulaire. Alors on intro- 

 duit le tube dans l'artère et on fait la ligature au- 

 dessous de l'arrêt qu'il présente. Immédiatement 

 après on cesse de comprimer, et le sang , passant 

 de l'artère dans le tube , se mêle au sous-carbo- 

 nate de soude , et transmet ainsi à la colonne de 

 mercure sa force d'impulsion. Le mémoire de 

 M. Poiseuille ^ inséré dans mon journal de phy- 

 siologie , contient tous les détails de ces expé- 

 riences. 



