POMPE A MERCURE. 231 



et son bord inférieur [a] repose sur la lame qui sup- 

 porte la préparation. On attache aussi solidement que 

 possible une espèce de bourse (è) en caoutchouc très- 

 mince à la partie supérieure de l'anneau. L'ouverture 

 de cette bourse (c), entourée d'un petit cordon en 



/ _ _ _ ,_ f\ 



FiG. 65. — Chambre humide. 



caoutchouc, contient l'anneau ou le tube du microscope. 

 Pour maintenir saturé d'humidité l'intérieur de cette 

 chambre ainsi isolée, on place en dedans de l'anneau en 

 verre deux bandelettes de moelle de sureau ou de papier 

 buvard imprégnées d'eau; on enveloppe, en outre, 

 extérieurement le bord inférieur de l'anneau avec des 

 bourrelets de papier buvard préalablement mouillés. 

 Pompe à mercure. — La pompe ou machine pneuma- 

 tique à mercure est un appareil d'un usage général 

 pour l'extraction des gaz ; elle est indispensable pour 

 toutes les recherches sur les çaz du sans:. Cette ma- 

 chine est construite d'après le même principe que le 

 baromètre. Elle se compose en effet d'un tube de 

 verre (fig. 66) d'environ 1 mètre de hauteur, placé 

 verticalement contre une planche ou support; le tube 

 se continue à sa partie inférieure avec un fort tube de 

 caoutchouc (I, fig. 66), lequel aboutit d'autre part au 



