232 APPAREILS D'UN USAGE GÉNÉRAL. 



fond d'une cuvette (B) de forme sphérique qui s'ouvre à 

 l'air libre. Cette cuvette peut être élevée ou abaissée à 

 différents niveaux le long de la planche qui supporte 

 le tube barométrique. L'autre extrémité de ce tube 

 (l'extrémité supérieure) présente un renflement (A) qui 

 forme une chambre barométrique assez considérable. 

 Enfin le sommet de cette chambre barométrique est 

 muni d'un robinet à trois voies (D), qui permet d'éta- 

 blir en ce point une fermeture complète, ou de faire 

 communiquer la chambre barométrique avec un tube 

 horizontal ou avec un tube vertical. Ce dernier tube 

 est entouré d'un entonnoir de verre. Cette partie de 

 l'appareil porte une petite cuve à mercure (R) qui sert 

 à recueillir les gaz dégagés par le vide qu'on a pro- 

 duit. A la partie inférieure du tube barométrique on 

 a fixé un long tube de caoutchouc (I) à parois épaisses, 

 qui s'attache d'autre part à la partie inférieure de la 

 cuvette B pleine de mercure. Ce tube de caoutchouc 

 rend la cuvette mobile et permet de l'élever jusqu'au 

 niveau de la cuve R. 



Cette courte description, que complète la figure 66, 

 suffit pour nous faire comprendre la manœuvre de cet 

 appareil. Supposons la cuvette placée à un niveau infé- 

 rieur et remplie de mercure. Si on élève cette cuvette, 

 le mercure monte dans le tube barométrique, et si le 

 robinet est tourné de façon à permettre à l'air de s'é- 

 chapper par le tube vertical, le mercure monte jusqu'au 

 niveau où a été élevée la cuvette, en vertu du principe 

 des vases communicants ; on peut ainsi chasser tout 

 l'air, et si alors on ferme le robinet à trois voies, on se 



