236 APPAREILS D UN USAGE GÉNÉRAL. 



Pour préparer le cylindre à recevoir le graphique, 

 on l'entoure d'une feuille de papier glacé, sur laquelle 

 on dépose ensuite une couche uniforme de noir de 

 fumée. A cet effet, on place l'appareil de telle sorte que 

 le cylindre soit horizontal, puis on le fait tourner tandis 

 que l'on promène au-dessous de lui la flamme d'une 

 bougie fumeuse ou d'une petite lampe à huile. Avec un 

 peu d'habitude, on arrive facilement à accomplir cette 

 opération d'une manière régulière et sans brûler le 

 papier; la conductibilité du métal dont est fait le cy- 

 lindre est une condition qui permet en effet au papier 

 de ne pas s'échauffer assez pour se carboniser. Il en 

 résulte que le moindre frottement détachera le noir de 

 fumée et laissera à nu le papier blanc. 



On place alors la pointe du levier en contact avec la 

 surface du cylindre que l'on met en mouvement. 



Quant au levier, il est fait de bois léger et flexible; 

 il est mis en mouvement de diverses manières : soit 

 directement par l'acte mécanique que l'on étudie, soit 

 indirectement. Comme exemple du premier mode, nous 

 pouvons citer le cas où l'on étudie le raccourcissement, 

 les secousses, d'un muscle qui se contracte : on se con- 

 tente alors de rattacher avec un fil le tendon du muscle 

 à un point du levier voisin de sa base. Dans le second 

 cas, on transmet le mouvement à distance au moyen de 

 tubes à air (to, tv 9 te, fig. 67). Le principe de cette trans- 

 mission est fort simple : « Soit (fig. 68) deux ampoules de 

 caoutchouc A et B pleines d'air et reliées entre elles par 

 un long tube de caoutchouc. Si l'on comprime l'am- 

 poule B , une partie de l'air qu'elle renferme est expulsée 



