4(54 DU SANG. 



J'ai depuis longtemps, dans ces recherches, aban- 

 donné le thermomètre dont je m'étais servi dans mes 

 premières expériences avec Walferdin, pour adopter les 

 aiguilles thermo-électriques, qui sont aujourd'hui d'un 

 usage courant en physiologie. Je vous rappelle que la 

 méthode thermo- électrique a été imaginée et appliquée 

 à la physiologie pour la première fois par M. Becquerel, 

 qui en fit usage dans ses recherches avec Breschet sur 

 la chaleur animale, en 1837 (1). 



Je crois inutile de vous donner la théorie physique 

 bien connue des instruments thermo-électriques • je me 

 bornerai à indiquer les changements qu'ils doivent subir 

 lorsqu'on les introduit dans les recherches physiologi- 

 ques. Ces appareils doivent être modifiés, eu égard au 

 peu de durée des phénomènes thermiques qu'ils doi- 

 vent rendre apparents et à la nature des parties orga- 

 niques dans lesquelles on doit les constater. Ces modifi- 

 cations porteront sur le galvanomètre, sur les soudures 

 et, enfin, sur le milieu dans lequel on a avantage à 

 placer l'une d'elles dans des cas déterminés. 



Galvanomètre. — Le galvanomètre doit être à fil 

 gros et court. Il doit présenter fort peu de résistance, vu 

 la faible tension des courants thermo-électriques. Le 

 système astatique qui constitue les aiguilles doit être le 

 plus léger possible, la sensibilité et surtout la rapidité 

 des indications dépendant en grande partie de la masse 

 à mouvoir. €e système porte un miroir plan très-léger. 

 M. cl'Arsonval recommande, pour ne pas le déformer, 



(4) Becquerel et Breschet, Chaleur animale {Archive du Muséum. Paris, 

 1840). 



