TOPOGRAPHIE CALORIFIQUE. 465 



de le coller non avec de la colle, mais simplement avec 

 un peu de caoutchouc fondu à la flamme. Ce corps reste 

 toujours pâteux et déprimable et n'exerce pas de trac- 

 lion tendant à déformer le miroir. Une petite boulette 

 de cire à modeler remplirait le môme office. En un 

 mot, la meilleure forme à donner au galvanomètre 

 serait la forme Thomson, pour avoir à la fois légèreté 

 et rapidité dans les indications. Un cylindre de cuivre 

 offrant une ouverture garnie d'un verre plan recouvre 

 l'appareil et permet de voir le miroir pour faire les 

 lectures. 



L'instrument est installé comme d'habitude sur un 

 bloc solide ou contre un mur qui le soustrait aux trépi- 

 dations. 



Lecture. — Pour ne pas influencer l'appareil par son 

 voisinage, l'opérateur fait les lectures à distance, parla 

 méthode dite de Poggendorff. 



En face du miroir, à la même hauteur que lui, et à 

 une distance que l'on peut faire varier, se trouve une 

 lunette (11, fig. 100) placée sur un pied bien stable 

 dont on peut faire varier la hauteur. Le pied, dit Râte- 

 lier, dont se servent les photographes est celui que 

 nous avons adopté. La lunette porte en dessous une 

 règle divisée dont les deux moitiés sont de couleurs 

 différentes. Les divisions de cette règle, réfléchies par 

 le miroir du galvanomètre, reviennent à la lunette où 

 un fil vertical (réticule) permet le pointage exact d'une 

 division. 



Gomme la vitesse angulaire de l'image est double de 

 celle du miroir, on peut considérer le rayon lumineux 



cl. Bernard. — Physiol. opér. 30 



