466 DU SANG. 



renvoyé par celui-ci comme représentant une aiguille 

 sans poids dont le rayon serait le double de la distance 

 qui sépare le miroir de la règle. On peut donc, par cette 

 précieuse méthode, augmenter presque indéfiniment la 

 sensibilité de l'appareil. 



Barreau directeur. — Pour éviter l'influence des 

 variations d'intensité du magnétisme terrestre, il con- 

 vient d'avoir un système d'aiguilles aussi astatique que 

 possible. On dirige le système par un barreau aimanté 

 placé en dessus, qui constitue delasorteun méridien ma- 

 gnétique artificiel absolument fixe. La ligne polaire de 

 cet aimant étant invariable, le système des aiguilles et, 

 par suite, le miroir restent donc invariablement dans la 

 même position tant qu'il ne passe pas de courant par l'ap- 

 pareil ou que le courant qui le traverse reste constant. 

 Ce barreau (8 ; fig. 100) mobile autour d'un axe verti- 

 cal, comme pivot, permet de diriger le miroir du côté 

 de la lunette pour prendre un zéro relatif, ce qui est 

 utile dans bon nombre de circonstances. De plus, en le 

 faisant mouvoir verticalement le long de cet axe, c'est- 

 à-dire en l'éloignant ou en le rapprochant du système 

 astatique, on fait varier l'influence directrice et, par 

 suite, la sensibilité de l'appareil. 



Ainsi disposé, l'appareil est aussi sensible qu'on le 

 désire, et l'aiguille se trouve ramenée rapidement 

 à sa position d'équilibre. Cet emploi du barreau ai- 

 manté est un point essentiel dans l'appareil qu'on peut 

 en quelque sorte maîtriser dans sa sensibilité et garantir 

 des influences perturbatrices extérieures. 



Connexions du galvanomètre avec les soudures t/iermo- 



