TOPOGRAPHIE CALORIFIQUE. 467 



électriques. — Deux gros fils de cuivre recouverts de 

 gutta-percha partent des bornes du galvanomètre; l'un 

 va s'attacher directement à une des bornes qui por- 

 tent les sondes thermo-électriques et qu'on place au 

 voisinage de la table d'opération. Le second fil passe 

 auparavant par une manette interruptrice à un seul 

 contact (voy. en 4, fig. 100) qui se trouve sous la 

 lunette, à portée cle la main de l'observateur, lequel 

 peut ainsi, sans cesser de regarder, rompre ou rétablir 

 le circuit. 



Nous avons renoncé au commutateur dont nous avions 

 d'abord fait usage, et qui peut être utile néanmoins dans 

 certains cas : 1° parce que parla multiplicité de ses con- 

 tacts, cet appareil peut produire des courants, et 2° parce 

 qu'il faut prendre garde de ne pas, par distraction, ren- 

 verser la direction du courant dans les interruptions 

 successives que l'on produit. Avec la manette à simple 

 contact, l'interruption est tout automatique, etl'on sup- 

 prime les causes d'erreur dépendant de l'inattention de 

 l'observateur. 



C'est aux deux bornes (1 bis et 2 bis, fîg. 100), 

 voisines de la table d'expérience, qu'arrivent enfin les 

 conducteurs, et après lesquelles on attache également 

 les fils portant les soudures thermo-électriques. Ces 

 bornes doivent être protégées par un écran contre tout 

 rayonnement extérieur. 



Afin d'éviter les tâtonnements, on peint en rouge ia 

 borne qui correspond à la sonde artérielle et à la partie 

 rouge de la règle, et en bleu, celle qui doit correspondre 

 au système veineux. Les choses sont alors arrangées 



