474 DU SANG. 



1° Sensibilité des soudures. Les soudures maillechort- 

 fer sont les plus actives; 



2° Éloignement plus ou moins grand de l'aimant 

 directeur; 



3° Distance de la règle divisée au miroir; 



4° Enfin, de la torsion du fil qui supporte le système 

 astatique. Cette condition intervient lorsqu'on prend 

 un zéro relatif, les deux soudures étant à des tempéra- 

 tures différentes; aussi le courant qui tend à ramener 

 les aiguilles à leur position de repos diminue la torsion 

 et détermine la plus forte déviation, le courant inverse 

 ayant à lutter contre la torsion qu'il augmente. 



Détermination du zéro. — Après avoir plongé les 

 deux soudures dans un vase plein d'eau ou mieux de 

 mercure, on ferme le circuit et on fait coïncider le réti- 

 cule de la lunette (en la déplaçant) avec le zéro de la 

 règle divisée, vu par réflexion dans le miroir. Cette pré- 

 caution est essentielle, les deux soudures n'étant presque 

 jamais de la même force et donnant toujours une dévia- 

 tion, même lorsqu'elles sont à la même température. 

 On annuité cette cause d'erreur en prenant le zéro, le 

 circuit étant fermé. 



Evaluation du rapport de la déviation galvanomé- 

 trique avec la température, — Le zéro une fois déter- 

 miné, on prend la température du milieu où sont plon- 

 gées les aiguilles avec un thermomètre donnant le 

 vingtième de degré. Puis on échauffe avec la main 

 une autre éprouvette pleine de liquide, jusqu'à ce que 

 le même thermomètre marque 3 ou 4 dixièmes de degré 

 en plus. On plonge alors une des aiguilles dans ce 



