60 



REPORT — 1873. 



thermometre au moyen de son cordon. Aussitot c[ue I'instrument sort de I'eau les fils 

 se reunissent, entourent le reservoir et couservent par capillarite una quantity assez 

 considerable du liqiiide dont on voulait obtenir la temperature. La presence de 

 ce liquide autour du reservoir permet de faire tout a son aise la lecture de I'ecbelle, 

 car je me suis assure par des experiences multipliees que I'evaporation a la surface 

 du pinceau, meme en presence du soleil et dans un air tres-sec, est impuissante a 

 faire varier la temperature du riSservoir avant un temps triple ou quadruple de 

 celui qui est n^cessaire a la lecture. 



Voici una expi^rience qui montre avec quelle lenteur le nouveau thermometre 

 perd la temperature du bain dans lequel on I'a plonge. 



La tempt^rature de I'eau etait de 19° centigrade. 



Au soleil un thermometre ordinaire marquait 37°. 



Le thermometre a pinceau fut plong(5 dans I'eau, marqua bientot 19^, fut retir<l 

 et expose au soleil. Or, apres 



30 secondes il marquait 19-0 



CO „ „ 19-0 



90 „ „ 19-0 



120 „ ., 190 



150 „ ;, 191 



180 secondes il marquait 19-15 

 210 19-2 



270 „ „ 19-3 



300 „ „ 19-4 



3G0 „ „ 19-5 



Le temps n^cessaire pour retirer le thermometre de I'eau et en faire la lecture 

 n'est jamais superieur a 15 secondes. Dahs I'experience rapportee la thermometre 

 etait reste a 19° pendant 120 secondes; c'est 8 fois plus da temps qu'il n'etait neces- 

 saire a la lecture. 



Temperatures de la surfiice de la mer prises par M. Giraud, de Marseilles 



a Alexaudrie. 



* M. Giraud a fait plusieurs centainos d'obsei-vations presentant le m6me accord, 

 differences ne s'elevent jamais a plus de ^\ de degre. 



Le 



