544 



Über die in der Darstellung und Festhaltung des 



elektrischen Widerstandsmaßes erreichbare 



Genauigkeit. 



Von Prof. Dr. W. Jaeger 



in < lharlottenburg. 



(Mitteilung aus der Physikalisch -Technischen Reichsanstalt. Vorgelegt von 

 • Hrn. Kohlrausch.) 



iJie unter dem Namen »Ohm« international eingeführte elektrische 

 Widerstandseinheit wurde bekanntlich zuerst an dieWEBEitsche elektro- 

 magnetische Einheit anschließend =io 9 cm/sec definiert. Diese Fest- 

 setzung genügt aber nicht, um die Einheit anwendbar zu machen. Weber 

 selbst hatte schon vor 50 Jahren, mit Rücksicht auf die Schwierigkeit 

 genauer absoluter Bestimmungen, an seine Messung den Widerstand 

 des Kupfers und besonders auch den durch Jacobi damals versuchs- 

 weise als Einheit verbreiteten Kupferdraht angeschlossen, um dadurch 

 die wirkliche Anwendung der absoluten Einheit zu ermöglichen. 



Alier erst etwa ein Jahrzehnt später gelang es dem Scharfblick 

 und der Ausdauer von Werner Siemens, einen Weg anzugeben und 

 auszubauen, welcher mit der empirischen Definition die geforderte Ge- 

 nauigkeit verband. Seine Einführung des Quecksilbers als Norm war 

 der erste, damals auf manchen Widerstand stoßende Schritt, durch 

 welchen die empfindliche Unsicherheit in allen elektrischen Größen- 

 angaben beseitigt worden ist. 



Siemens" Voraussicht, daß es möglich sein werde, die Quecksilber- 

 einheit immer genau zu reproduzieren, ist nicht nur bestätigt, son- 

 dern, wenn nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen die Genauigkeit 

 bei genügender Sorgfalt auf '.', oooo bis 2 100000 geschätzt werden kann, 

 jedenfalls noch bedeutend übertroffen worden. 



Es war daher für die internationale Vereinbarung sehr nützlich, 

 daß, ebenfalls auf Anregung von Siemens, als Mittelglied zwischen 

 die WEBERSche absolute Einheit und ihre Anwendung das Quecksilber 

 eingeschoben und das Ohm als diejenige Quecksilbersäule von o° de- 



