W. Jaeger: Erreichbare Genauigkeit des Ohm. 545 



finiert wurde, welcher, nach den zahlreichen Messungen aus den acht- 

 ziger Jahren, der Widerstand io'cm/sec gleichzusetzen war. 



Aber ebenso wie Siemens selbst seiner Einheit den unmittelbaren 

 praktischen Wert dadurch gegeben hatte, daß er sie in leicht anwend- 

 baren Drahtkopien herstellte und in den Verkehr brachte, so ist auch 

 der Wert der neuen Definition bedeutend dadurch gewachsen, daß es 

 gelungen ist, Kopien von ihr darzustellen, die sich durch eine weiter 

 gesteigerte bequeme und genaue Handhabung und durch eine große 

 Konstanz auszeichnen, so daß sie nur in größeren Zeiträumen mit den 

 Normalrohren verglichen zu werden brauchen. 



Bei der Beglaubigung der eingesandten Widerstände von i Ohm 

 gewährleistet die Reichsanstalt zur Zeit eine Genauigkeit von '/ioooo- Man 

 muß also von den Kopien, welche zur Eichung dienen, verlangen, 

 daß man ihres Wertes jederzeit auf einige Hunderttausendstel sicher 

 sein kann, ohne daß eine häufige Vergleichung mit der Quecksilber- 

 einheit notwendig wird. Die direkte Anwendung dieser Einheit selbst 

 ist in den meisten Fällen zu umständlich und zeitraubend; auch die 

 sogenannten Quecksilberkopien leiden an demselben Übelstand, da die 

 große Widerstandsänderung des Quecksilbers mit der Temperatur an 

 die Bestimmung der letzteren hohe Anforderungen stellt. 



In hervorragendem Maße haben sich Widerstände aus Manganin 

 als zuverlässige und bequeme Kopien der Widerstandseinheit bewährt, 

 die außer ihrer Konstanz den auch für die Genauigkeit der Messung 

 nicht zu unterschätzenden Vorteil eines sehr kleinen Temperaturkoeffi- 

 zienten besitzen. Die Widerstandsänderung des Manganins beträgt 

 durchschnittlich 2 IO oooo auf i°: außerdem ist auch seine Thermokraft 

 gegen Kupfer sehr klein. 



Im Anschluß an die zuletzt stattgefundene Vergleichung der 

 Manganinwiderstände der Reichsanstalt mit der Quecksilbereinheit 

 sollen die bisherigen Erfahrungen, welche sich auf die Herstellung 

 und Reproduktion der Quecksilbereinheit und auf die Konstanz 

 der Manganinwiderstände beziehen, hier zusammenfassend mitgeteilt 

 werden. 1 



Quecksilbernormale. Die Reichsanstalt besitzt, zur Zeit fünf 

 Quecksilbernormalrohre aus gut gekühltem Jenaer Glas 16" 1 , von 

 denen zwei im Jahre 1890/91 von Kkeichgauer und mir ausgemessen 

 worden sind, während die drei anderen im Jahre 1893 von Wachs- 

 mi-th kalibriert und im Jahre 1897 von Kahle und mir fertiggestellt 



1 Von früheren Mitteilungen kommen hierbei in Betracht: W. Jaeger, Wiss. 

 Abhandl. d. Phys.-Techn. Reichsanstalt 2, 379: 1895. W. Jaeger und Kahle, desgl. 3. 

 95: 1900 und Wied. Ann. 64. 45O: 1S9S. W. Jaeger und St. Lindeck, Zeitschi', f. 

 Instrumentenkunde 18. 161: 1898 und Wied. Ann. 65. 572; 1898. 



49' 



