W. Jaeger: Erreichbari Genauigkeit des Ohm. .) I i 



r> i u t j i- t ■ o Abweichung 



Beobachter: Jakger und Kahle, Juni 1097 



vom Mittel 



r aus Rohr Nr. XI M= i.ooi73o 5 Ohm bei 18 C. —1.3x10-5 



Alte Uohre .,.,. „ T _ 



I XI\ M= 1.001762 - - -+- 1.8 



, - - ■> 114 M = 1. 001726 •> ■ - — 1.8 



Neue Rohre 106 M =1.0017505 •■ - » +0.6 



' 131 M= 1.0017525 • ■ +0.8 



Mittel M =1.001744 Ohm bei 18° C. 



Der Mittelwert der drei neuen Rohre unterscheidet sich von dem 

 der drei ;ilten nur um vier Milliontel, die größte Abweichung der 

 Einzelwerte vom Mittelwert 2 /iooooo'- man darf daraus wohl den Schluß 

 ziehen, daß die Reproduktion der von Siemens eingeführten Queck- 

 silbereinheit auf 1 bis 2 vom Hunderttausend zuverlässig ist. 



Die letzte Vergleichüng der Normalrohre wurde im März d. J. 

 von H. Diesselhorst und mir ausgeführt. Es wurden dabei die drei 

 Rohre von i Ohm wieder mit den vier Manganinwiderständen ver- 

 glichen und dabei für M folgende Zahlen erhalten: 



„ , , , T , r, ,,.. ' Abweichung 



Beobachter: Jaeger und Diesselhorst, März 1903 D 



vom Mittel 



Aus Rohr Nr. XI M = 1. 001729 Ohm bei 18 C. — 1.5 X 10-5 



XIV M =1.001759 " " " ■+- 'ö 



114 M =1.001 743 » » * — 0.1 



Mittel M = 1. 001744 Ohm bei 18 C. 



Da der Mittelwert aus sämtlichen Rohren um 4.5 Milliontel höher 

 ist als der aus den Rohren XI, XIV, 114, so erhält man M = 

 1.0017485 Ohm. Die relative Änderung zwischen M und den Rohren 

 beträgt also in den sechs Jahren nur 4.5 Milliontel, liegt also ganz 

 innerhalb der Beobachtungsfehler. Eine Änderung der Einheit sowie 

 der durch M repräsentierten Kopien läßt sich hiernach in diesem Zeit- 

 raum nicht nachweisen. 



Konstanz der Manganinwiderstände. Die Konstanz des 

 Mittelwertes M der vier Manganinwiderstände für einen Zeitraum von 

 zehn Jahren geht aus der folgenden Zusammenstellung hervor: 



November 1893 M = 1. 00 1737 Ohm bei 18 ° C. 



Juni 1895 37 » » iS° " 



Juni 1897 44 " » i8° • 



März . . . 1903 48 ■ ■• 18 ■■ 



Die zeitliche Veränderung von M ist also so klein, daß sie sich 

 mit voller Sicherheit durch Vergleichüng mit der Quecksilbereinheit 

 kaum konstatieren läßt. Bei zwei Manganinwiderständen (Nr. 148 a und 

 1 50a) reichen die Messungen bis zum Oktober 1 892, bei einem (Nr. 151) 



