548 Gesammtsitzung vom 7. Mai 1903. 



bis Dezember 189 1 zurück. Die einzelnen Widerstände haben sieh 

 in der ganzen Zeit um folgende runde Beträge geändert: 



Nr. 148 a um -f- 2 Hunderttausendstel 



■• 149 a •• -+- 2 



■• 15 0a " "= 4-5 

 »151 » + 4 



Der größte Teil dieser Änderungen fällt dabei in die erste Zeit 

 nach der Herstellung. Gleich gute Erfahrungen sind mit den zur 

 Eichung eingesandter Widerstände dienenden Manganin -Normalen von 

 Abteilung II gemacht worden. 1 



Allerdings kann man eine so vorzügliche Konstanz nur dann er- 

 warten, wenn auch die Konstruktion der Widerstände und ihre Be- 

 handlung nach der Herstellung (das künstliche Altern der Widerstände) 

 richtig ausgeführt wird, hierfür sind im wesentlichen die Angaben 

 von Hrn. Feussnek vorbildlich gewesen; vergl. hierüber K. Feussner 

 und St. Lindeck, Wissensch. Abhdl. der Phys.-Techn. Reichsanstalt 

 2, 526: 1S95. 



Die elektrischen Messungen lassen sich leicht mit einer Genauig- 

 keit von etwa 1 Milliontel ausführen; zum Teil wurde hierfür das Diffe- 

 rentialgalvanometer in der Methode des übergreifenden Nebenschlusses 

 nach Hrn. F. Kohlrausch benutzt, zum Teil auch die ThomsonscIic 

 Doppelbrücke unter Anwendung eines Drehspulengalvanometers bez. 

 eines Kugelpanzergalvanometers . 



1 Näheres hierüber siehe in der S. 545 zitierten Mitteilung von Lindeck und 

 .Iaeger, die über die Messungen bis zum Jahre 1897 berichtet. 



