230 Gesanimtsitzung vom 1. März. 



bediente sich die Reichsanstalt bisher als Behelf einer Serie von unter 

 sich verglichenen Glühlampen, bei denen der Strom bis auf '/ioo Pro- 

 cent constant gehalten wird. Die Lichtstärke einer jeden Glühlampe 

 wurde ihrerseits auf diejenige einer Anzahl vorschriftsmässig con- 

 struirter Hefnerlampen bezogen und bildete seitdem und noch jetzt, 

 unabhängig von diesen Hefnerlampen, die Normale für die Licht- 

 messungen der Reichsanstalt. 



Diese wenn auch constante, so doch nicht definirbare Normale 

 zu ersetzen durch eine wohl definirte und reproducirbare Lichteinheit, 

 welche allen physikalischen Ansprüchen genügt, war daher seit Jahren 

 eine der wichtigsten optischen Aufgaben der Reichsanstalt. 



Zunächst wurde die von Violle vorgeschlagene und zu Paris 1884 

 vom internationalen Elektrikercongress gutgeheissene Platinlichteinheit 

 sowohl nach der Vorschrift Violle"s als auch neuerdings auf dem Wege 

 der elektrischen Schmelzung reproducirt. Diese in Bezug auf die Ab- 

 hängigkeit der Leuchtstärke der ViOLLE'schen Einheit von der Reinheit 

 des Platins, der Art der Oberfläche u. s. w. noch nicht abgeschlossenen 

 Versuche haben es rathsam erscheinen lassen, vorläufig von der 

 ViOLLE'schen Einheit abzusehen. Auch die von Siemens vorgeschlagene 

 Platineinheit erwies sich als zu ungenau: Hunderte von Schmelzungen 

 ergaben bei Beachtung der grössten Vorsichtsmaassregeln Resultate, 

 deren Abweichungen oft 10 Procent und mehr betrugen. Es ergiebt 

 sieh, dass dünn gewalzte Platinbleche heim elektrischen Glühen oft 

 zerreissen, lauge bevor die ganze strahlende Oberfläche den Schmelz- 

 punkt erreicht hat. 



Diese Versuche lehrten einerseits, dass absolut reines Platin als 

 strahlende Oberfläche beizubehalten sei. da sich gezeigt hatte, dass 

 selbst eine rauhe Oberfläche desselben in der Weissgluth blank wird. 

 Es reinigt sich somit Platinblech gleichsam von selbst. Andererseits 

 .•ilier erscheinen als Temperaturfixpunkte weder der Schmelz- noch der 

 Erstarrungspunkt des Platins ohne besondere Bestimmung der Neben- 

 umstände brauchbar, sodass nach neuen Methoden gesucht werden 

 niusste. die Temperatur eines glühenden Platinbleches festzuhalten. 

 Man konnte mit Recht vermuthen hei glühenden absolut reinen Platin- 

 blechen stets eine gleich grosse Lichtausstrahlung zu erhalten, wenn 

 mau nur stets dieselbe Temperatur längs der strahlenden Oberfläche her- 

 stellte. Es wurden zu diesem Zwecke verschiedene Methoden versucht. 

 Es sei uns gestattel eine derselben im Folgenden initzut heilen, da 

 sie principiell zum Ziele geführt bat. wenngleich die auf diesem Wege 

 erhaltene Lichteinheit den Ansprüchen an Einfachheit dev Methode 



nicht ganz dem Wunsche gemäss gerecld wird. Im Gegentheil erfordert 

 sie einen complicirten Aufbau ddicater Apparate und ziemlich grossen 



