282 Gesammtsitzung vom 1. März. 



Controlle für die Genauigkeit der Reproduction. 



Zur Vergleiehung der so gewonnenen Lichteinheit zogen wir eine 

 Mildere Lichtquelle heran, deren Constanz für ein längeres Zeitintervall 

 gesichert ist. Eine solche Lichtquelle ist eine Glühlampe, deren Strom- 

 stärke constant gehalten wird. 1 



Herstellung der Lichteinheit. 



I. Die Apparate. 



i. Der Platinglühapparat. Derselbe besteht aus einem Drci- 

 fiiss, welcher eine Marmorplatte trägt. Durch die Marmorplatte sind 

 von unten zwei dicke Kupferdrähte geführt und mit zwei Messing- 

 balken verbunden, welche auf der Platte stehen. An den Messing- 

 balken sind Klemmbacken angebracht, zwischen denen das Platinblech 

 festgeklemmt werden kann. Die Platinbleche sind ungefähr 2$ mm 

 breit, 60""" lang und o mm oi5 dick, und stehen mit der Breitseite 

 senkrecht. Der eine Messingbalken ist in horizontaler Richtung ver- 

 stellbar, damit das Platinblech gespannt werden kann. 



Der Strom wird von einer Accumulatorenbatterie von 32 Volt 

 geliefert und zwischen 50-80 Ampere variirt. In den Stromkreis 

 sind ein Amperemeter und drei parallel geschaltete Ballastwiderstände, 

 welche eine sehr feine Stromregulirnng gestatten, eingeschaltet. Auf die 

 Marmorplatte wird eine doppelwandige Metallglocke gesetzt, zwischen 

 beiden Wänden circulirt ein Wasserstrom zur Abkühlung der (Hocke. 

 Die Verticalwand der Glocke ist durchbrochen und nimmt die Mess- 

 diaphragmen von i-4 qcm auf, welche für sich wiederum eine innere 

 Wasserspülung besitzen. 



2. Das Absorptionsgefäss. Dasselbe besteht aus einem cylin- 

 drischen Glasring, dessen Öffnungen durch zwei parallele Quarzplatten 

 verschlossen sind. Die Quarzplatten sind je 1™ dick und schliessen 

 eine Wasserschicht von 2 cm Dicke ein. 



3. Das Bolometer. Das Bolometer ist das früher von uns be- 

 schriebene, und wir müssen wegen der Details auf diese frühere Ab- 

 handlung verweisen.' 2 Es unterscheidet sieh von diesem nur in einem 

 wesentüchen Punkt, die jetzigen Bolometerstreifen sind beiderseits 

 elektrolytisch mit Platinseh war/, überzogen, während die früheren 



1 Über die Constanz dieser Vergleichslichtquelle siehe: 0. Lummer und E.Brodhi \. 

 Vergleiehung der deutschen Vereinskerze und der Hefnerlampe mittels elektrischer 

 Glühlichter. Zeitschr. für Instr. 1890, 120—126. 



- 0. Lummer und K. Kurlbaum. Bolometrische Untersuchungen. Wikd. Ann. |<>. 



lSi)_\ 204 - -'24. 



