234 Gesammtsitzung venu 1. März. 



Platinblech verdampft, wodurch dessen Widerstand zunimmt und di« 

 Stromstärke noch mehr abnimmt. 



2. Benutzung der Galvanometerausschläge. Eswarvorhin 

 gesagt, dass sich die Gesammtstrahlung und Theilstrahlung z.B. wie 

 io:i verhalten sollten, und dass dies durch das Verhältniss der Gal- 

 vanometerausschläge gemessen werden sollte. 1 Da es aber unvortheil- 

 haft ist, mit so kleinen Galvanometerausschlägen zu arbeiten, und dazu 

 ist mau gezwungen, wenn der eine Ausschlag zehnmal so gross sein 

 soll als der andere, so thut man besser, die beiden Ausschläge auf 

 irgend eine Weise gleich zu machen. Hierzu bieten sich drei Wege. 

 Die nächstliegende Methode ist. das Galvanometer in Nebenschluss zu 

 nehmen, so dass nur der zehnte Theil des Stromes hindurchgeht. Hier- 

 mit haben wir sehr schlechte Resultate erhalten, da leicht störende 

 Einflüsse entstehen, welche unverhältnissmässig mehr ausmachen als die 

 Beobachtungsfehler, daher wurde diese Methode nicht weiter benutzt. 



Ein zweiter Weg ist, den Strömen, welche zum Messen der Wider- 

 standsänderungen im Bolometer benutzt werden, das umgekehrte Ver- 

 hältniss i: io zu geben, so dass die Ausschläge für die Gesammt- und 

 Theilstrahlung gleich werden. Auf diese Weise wurden sehr gute 

 Resultate erhalten, doch ist diese Methode nur für relative und nicht 

 für absolute Messungen anwendbar, da ja das Bolometer selbst in 

 beiden Fällen allein schon durch den Messstrom auf eine verschiedene 

 Temperatur gebracht wird. Für absolute Messungen darf man daher 

 den Messstrom nicht ändern. 



Die dritte Methode besteht darin, das Bolometer für die Strahlung l 

 in den Abstand i von der Strahlungsquelle und für die Strahlung io 

 in den Abstand j/io zubringen, damit die Ausschläge gleich werden. 

 Dies wurde einfach dadurch erreicht, dass das Bolometer auf eine 

 optische Bank gesetzt wurde, auf der es bequem um ablesbare Strecken 

 verschollen werden konnte. 



3. Versuch die Lichteinheit zu reproduciren. Um die 

 einzelnen Fehlerquellen untersuchen zu können, müssen wir die Licht- 

 einheit zu reproduciren versuchen und die einzelnen bestimmenden 

 Stücke alisichtlich variiren. Für diese relativen Untersuchungen können 

 wir, wie oben erwähnt, die einfachere Beobachtungsweise wählen und 

 den Messstrom für die Galvanometerausschläge 1:10 im umgekehrten 

 Verhältniss 10:1 wählen, so dass die Ausschläge gleich werden. Es 

 wird nun zunächst das Glühen des Platinblechs so lange variirt . bis 

 die Ausschläge vollkommen gleich sind. Dann wird der Platinglüh- 

 apparat um 90° gedrehl und der photometrische Effect gemessen. Es 



1 Auf den Umstand, dass durch das Absorptionsgefäss der strahlende Körper 

 optisch näher gerückt wird, soll hier nichl näher eingegangen werden. 



