'J!!(i Gesi ntsitzung vom I.März. 



wenn man das Diaphragma näher an das Blech oder weiter entfernt 

 autstellt. 



6. Ausmessung des Diaphragmas. Die absolute Grösse des 

 Diaphragmas muss natürlich sein- genau bekannt sein. Unsere Messungen 

 haben ergeben, dass wir den Durchmesser eines kreisrunden Diaphragmas 

 nicht genauer als auf oToi messen können, da das Bild im Mikroskop 

 ein einseitig begrenztes ist. Bei einem Diaphragma von i"" Durch- 

 messer würde ein Kehler von o"""oi die Lichteinheit um ein Fünfte] 

 Procenl ändern. 



7. Cosinusgesetz. Ihn zu untersuchen, wie genau das Platin- 

 blech parallel zur Ebene des Diaphragmas stehen muss. wurde dem 

 Platinblech die Form einer leicht gekrümmten Cylinderoberfläche ge- 

 geben. Ein Eifluss auf die Lichteinheit konnte nicht nachgewiesen 

 werden, d.h. innerhalb der Grenzen gilt noch das Cosinusgesetz. 



8. Das Absorptionsgefäss. Die absorbirende Schicht, welche 

 die vom glühenden Platin ausgesandten Strahlen passiren müssen, be- 

 stehl aus zwei Quarzplatten von 1""" Dicke, welche eine Wasserschicht 

 vnii 2"" Dicke einschliessen. Zunächst wurden [5 planparallele optisch 

 reine Quarze auf ihr Absorptionsvermögen für die gesammte Strahlung 

 des Platins untersucht, sie verhielten sich alle innerhalb der Beob- 

 achtungsfehler vollkommen gleichmässig. Ein Fehler von o"""i in 

 der Quarzdicke würde die Lichteinheil erst um o. 1 Procent ändern. Eine 

 etwaige geringe Erwärmung des Quarzes tibi keinen schädlichen Einfluss 

 aus. d,-i sich das Absorptionsvermögen innerhalb dieser Grenzen nicht 

 ändert. Es muss nur dafür gesorgt sein, dass der Quarz das Bolo- 

 meter fortwährend bestrahlt, so dass er nicht als neue Strahlungs- 

 quelle heim Aufziehen des Fallverschlusscs erscheint : dies war immer 

 der Fall, da das Absorptionsgefäss dicht vor dem immer offen stehen- 

 den Bolometer stand. 



Dagegen muss die Dicke der Wasserschicht sehr genau bekannt 

 sein, da < >"'."' 1 Dickenänderung die Lichteinheit schon um 1 Procent 

 ändert. Eine Temperaturänderung innerhalb weniger Grade ist gleich- 

 falls ohne Belang. 



9. Selective Eigenschaften des Bolometers. Wir kommen 

 jetzt zu dem wichtigsten Punkt, zu den selectiven Eigenschaften des auf 

 den Bolometerstreifen aufliegenden absorbirenden Mediums. Petroleum- 

 russ ist bekanntlich für die Wärmestrahlen mehr oder weniger durch- 

 lässig, er ist sogar schon für die längsten, sichtbaren Wellen durch- 

 lässig, da er, in dünnen Schichten auf hellem Grunde aufgetragen, 

 rothbraun erscheint. Dies hat zur Folge, dass ein dünn berusstes 

 Bolometer viel weniger von den Wärmestrahlen absorbirl als ein dicker 

 berusstes, daher ist der Galvanoineterausschlas' beim dünn berussten 



