Lummer ii. Kurlbaum: 1>i )Iiuihi riscln' Untersuchungen für eine Lichteinheit. 237 



Bolometer relativ viel kleiner als beim stark berussten, während sieli 

 beide in» optischen Gebiete ziemlich gleich verhalten. Es lässt sieh 

 nun die Dicke der Russschich.1 garnichl definiren und zwei vollkommen 

 gleich aussehende berusste Bolometer geben für die Lichteinheit Leichl 

 eine Abweichung von ioProcent. Daher musste der Petroleumruss 

 und ebenso die üblichen durch andere russende Flammen erzeugten 

 Russschichten für diese Zwecke verworfen werden. 



Sehr gute Resultate wurden nach umfangreichen Versuchen mit 

 elektrolytisch niedergeschlagenem Platinschwarz erhalten. Es zeigte 

 sich zwar, dass Platinschw arz. . welches aus Lösungen verschiedener 

 ('(ineentration. oder mit anderer Stromstärke oder Elektrodenspannung, 

 oder in dickerer Schicht hergestellt ist. noch verschiedene Resultate 

 giebt, allein in diesem Fall sind es Alles Grössen, welche sehr gut 

 definirbar sind, und folgendes Recept gab ganz gleichmässige Resultate: 



3OO 0cm Wasser, 

 20 » Platinchloridlösung (1:5), 

 1 » Verdünnte Salzsäure (1:5). 



Die Spannung betrug 8 Volt und die Stromstärke für unsere Bolometer 

 von 4 qcm Oberfläche betrug 0.3 Ampere, der Strom wurde eine Minute 

 geschlossen. Die Angabe der Volts ist wesentlich, da das Platin- 

 schw arz von der Wasserstoffentwickelung in hohem Grade abhängig ist. 

 Ks wurden mehrere Bolometer nach demselben Recept mit Platin- 

 schwarz überzogen und die grösste Abweichung, welche bei Repro- 

 duction der Lichteinheit vorkam . betrug 0.6 Procent. Die Dicke des 

 auf dem Bolometerstreifen während einer Minute niedergeschlagenen 

 Platins würde iu sein, wenn es sich als festes Platin niedergeschlagen 

 hätte, die wirkliche Dicke des Lockeren Platinschwarz ist nicht gemessen. 

 Diese Bolometer waren, wie gesagt, nur 1 Minute lang elektrolytisch 

 überzogen, setzte man nun ein solches Bolometer nachträglich i\i-\- 

 elektrolytischen Wirkung noch eine halbe Minute aus. so wurden die 

 Ausschläge etwa um 6 Procent kleiner, die Empfindlichkeit sank also. 

 weil die zu erwärmende Masse des Bolometers vergrössert war. Das 

 Verhält niss der Ausschläge für Gesammt- und Theilstrahlung änderte 

 sich aber auch ein wenig in dem Sinne, dass der Ausschlag für die 

 Gesammtstrahlung relativ etwas grösser blieb. Der Grund dafür liegt 

 wohl darin, dass auch das Platinschwarz für die Wärmestrahlung 

 etwas durchlässig ist. und dass daher eine dickere Schicht mehr ab- 

 sorbirt als eine dünnere Schicht, in Folge dessen ruft die Gesammt- 

 strahlung, welche alle dunkeln Wärmestrahlen mit enthält, einen 

 relativ grösseren Ausschlag hervor, als die Theilstrahlung, bei welcher 

 der grösste Theil der dunkeln Wärmestrahlen ausgeschlossen ist. Die 



