238 Gesammtsitzung vom 1. März. 



Änderung der Lichteinheit bei Änderung' der Dicke der Platinschwarz- 

 schicht um 50 Procent, betrug nur 3 Procent, so dass von dieser Seite 

 kein Felder zu befürchten ist. Derselbe Vorgang trat bei den anderen 

 Bolometern in vollkommen gleicher Weise wieder ein und konnte durch 

 weitere Verdickung des Platinschwarz mehrmals wiederholt werden. 



Zwei vollkommen gleiche Bolometer konnten dadurch ungleich 

 gemacht werden, dass die Dicke der absorbirenden Schicht um 50 Pro- 

 cent geändert wurde. Darauf konnten beide wiederum vollkommen 

 gleich gemacht werden, indem man auch die Dicke der Schicht auf 

 dem anderen Bolometer um 50 Procent änderte. 



Die Versuche über das Platinschwarz sind insofern noch nicht 

 abgeschlossen, als noch nicht angegeben werden kann, wie sich seine 

 absorbirenden Eigenschaften bei Änderung der Platinchloridlösung, der 

 Stromstärke und der Spannung ändern. Jedoch können alle diese 

 Grössen genau definirt werden. 



Es muss natürlich auch noch genau untersucht werden, von 

 welchem Einfluss die eigene Anfangstemperatur des Bolometers ist, 

 und es muss das erlaubte Temperaturintervall unter die Bestiinmungs- 

 stücke für die Lichteinheit mit aufgenommen werden. 



Schluss. 



Nach diesen Voruntersuchungen und mit Hülfe der einmal vor- 

 handenen Apparate ist die Reproduction einer solchen Lichteinheit 

 ziemlich einfach, und da die bisher aufgedeckten Fehlerquellen unter- 

 halb eines Procentes bleiben, so erscheint eine Genauigkeit von einem 

 Procent als gesichert. Von jetzt ab wird eine derartige Lichteinheit 

 den photometrischen Messungen der physikalisch -technischen Reichs- 

 anstalt als Normale zu Grunde gelegt werden. 



Es sei noch hervorgehoben , dass eine solche Lichteinheit den 

 verschieden gefärbten Lichtquellen sehr einlach durch Vorschrift eines 

 anderen Strahlungsverhältnisses angepassl werden kann. Weitere Ver- 

 suche zielen dahin, die Fehlerquellen noch weiter aufzuklären und ihren 

 Einfluss zu verringern, sowie die Reproduction der Lichteinheit möglichst 

 einfach zu gestalten. 



Ausgegeben am S. März. 



Rtidiadrucke 



