Steuve: Anwendung des Reversionsprismas bei Do])pe!sterninessnngen. 4o 



obaclitungen auf eine größere Zahl von Sternpaaren auszudehnen, sie 

 unter möglichst verschiedenen Bedingungen anzustellen und damit zu- 

 gleich die Voraussetzungen, von denen die Anwendbarkeit wesentlich 

 abhängt, genauer zu untersuchen. 



Auf die naheliegende Anwendung des Reversionsprismas zur Un- 

 tersuchung der Distanzmessungen soll hier nicht eingegangen werden. 



Die im folgenden mitgeteilten Messungen sind im Laufe des letzten 

 Jahres am Mikrometer des neunzölligen Berliner Refraktors zum Teil 

 von mir, zum Teil von Dr. Güthniok ausgeführt worden. Das Objektiv, 

 noch aus der optischen Werkstätte von Fraunhofer stammend, ist ein 

 wenig astigmatisch, was sich namentlich an helleren Objekten und 

 bei guter Luft durch ein kreuzförmiges Aussehen der Sterne kund- 

 gibt. Infolgedessen können bei Doppelsternmessungen au helleren 

 Sternen Auffassungsverschiedenheiten zwischen zwei Beobachtern, die 

 lediglich hierin ihren Gi-und haben und durch die Prismenmethode 

 nicht beseitigt werden, stattfinden. Durch Vorsetzen einer Objektiv- 

 blende von I 3 cm Durchmesser, die bisweilen benutzt ist, lassen sich 

 die Bilder heller Sterne in der Regel erheblich verbessern. An Sternen 

 schwächer als 5. Größe war der Astigmatismus nicht mehr deutlich 

 zu erkennen. 



Behufs Anwendung der Prismenmethode waren zwei der alten 

 Mikrometerokulare von 250- und 440 fach er Vergrößerung von Toepfer 

 & Sohn mit neuen Fassungen versehen worden, Avelche so eingerichtet 

 sind, daß man auf dieselben leicht und bequem ein RcA-ersionsprisma 

 der bekannten Form aufsetzen kann, ohne das Okular abzunehmen und 

 seine Fokussierung zu ändern. Durch Drehung des Prismas um die 

 Achse, unabhängig von der Drehung des Positionskreises, kann seine 

 Kante den Mikrometerfäden parallel gestellt, d. h. das Prisma in die- 

 jenige Lage gebracht werden, in welcher es bei der Prismenmethode 

 zur Anwendung kommt. Ein kleiner Teilkreis mit grober Teilung er- 

 leichtert die Einstellung des Prismas. In optischer Hinsicht sind die 

 beiden von Hensoldt bzw. von Toepfer bezogenen Prismen sehr befrie- 

 digend ausgefallen. Eine durch dieselbe verursachte Schädigung oder 

 Änderung des Bildes ist selbst bei hellen Sternen nicht nachzuweisen 

 gewesen. 



Die Messungen erstreckten sich in erster Linie auf zwei nörd- 

 liche Paare eDraconis und J2801, die bereits in der Liste der von 

 Dembowski zur Untersuchung der systematischen Korrektionen aus- 

 gewählten Sternpaare vorkommen; namentlich eDraconis wurde von 



6* 



