In den horizontalen Richtungen h und d zeigen sich demnach bei 

 Dr. GuTHNiCK Fehler in demselben Sinne, nur in etwas geringerem 

 Beti'age als bei mii-, während seine Messungen in den beiden verti- 

 kalen Richtungen a und c als frei von systematischen Fehlern ange- 

 sehen werden können. 



Es ist nicht ohne Interesse, die obigen Ergebnisse mit früheren 

 zu vergleichen, die von mir auf einem ganz anderen Wege bei Ge- 

 legenheit der Beobachtungen des Neptunstrabanten am 30 zölligen 

 Pulkowaer Refraktor abgeleitet worden sind. Die systematischen Fehler 

 der Positionswinkelmessungen wurden damals in der Weise bestimmt, 

 daß eine größere Zahl von Doppelsternen mit einem stärkeren Okular 

 durch Bisektion mit dem Mikrometerfaden und gleichzeitig .mit einem 

 schwächeren Okular nach dem gewöhidichen Verfahren der Schätzung 

 durcli Einstelkmg zwischen den Fäden beobachtet wurde. Indem die 

 Messiuigen durch Bisektion als nahezu fehlerfrei angesehen werden 

 konnten, ließen sich durch Vergleichung die Fehler der Schätzungen 



