Strcve: Anweiidiini;- des Reversiouspi'ismas bei Doppelsternmessunoen. 61 



Die Distanzen der Sterne, welche damals speziell zur Kontrolle 

 der Beobachtungen des Neptunstrabanten ausgesucht worden waren, 

 waren durchschnittlich 4 bis 5 mal größer als bei der vorliegenden 

 Beobachtungsreihe; auch die Okularvergrößerung von 515 war damals 

 noch eine stärkere. Unter solchen Umständen ließ sich eine voll- 

 ständige Übereinstimmung dieser auf anderem Wege erlangten und 

 um 1 8 Jahre zurückliegenden Bestimmungen mit den jetzigen, bei der 

 großen Veränderlichkeit der Auffassungsfehler, nicht erwarten. Immer- 

 hin ist es bemerkenswert, daß die früheren Bestimmungen dem Sinne 

 nach die hier gefundenen Resultate bestätigen, indem sie zu positiven 

 Werten in den drei Richtungen a, c, d und zu negativen in der Rich- 

 tung h geführt haben. 



4. 



Das Ergebnis dieser Messungsreihen läßt sich demnach dahin zu- 

 sammenfossen, daß durch die Prismenmetliode die sj^stematischen Fehler 

 in den Positions Winkelmessungen, die namentlich bei meinen Messungen 

 sich als recht ansehnlich herausgestellt haben, aber auch bei den 

 Messungen von Dr. Guthnick nicht zu vernachlässigen sind, in der 

 Hauptsache eliminiert werden, und damit sowohl die Messungen jedes 

 einzelnen Beobachters unter sich wie auch die Resultate der beiden 

 Beol)achtcr untereinander in wesentlich bessere Übereinstimnmng ge- 

 langen. In dem unmittelbaren Ausschluß der systematischen Fehler bei 

 jeder einzelnen Messung liegt ein besonderer Vorzug dieses Verfahrens 

 und praktische Schwierigkeiten stehen seiner Anwendung nicht ent- 

 gegen, da die Okulare leicht für die Aufnahme von Reversionsprismen 

 eingerichtet werden können, und die Zeit, welche alsdann eine kombi- 

 nierte Messung bei derselben Zahl von Kinstellungen braucht, nur wenig- 

 größer ist als bei der einfachen Messung. Es wird sich empfehlen, 

 die Zahl der Einstellimgen, die bei diesen Versuchsmessungen absicht- 

 lich etwas größer, zu je 6, genommen worden wnr, in Zukunft auf je 

 2 bis 4 Einstellungen zu beschränken. 



Bei den vorliegenden Messungen ist von beiden Beobachtern stets 

 bei scheinbar horizontaler oder scheinbar vertikaler Kopfhaltung be- 

 obachtet worden, ein Verfahren, dem ich wegen der größeren Sicher- 



