Struvf,: Anwendung des Reversionsprisnias bei I)o[)pelstei"nniessungen. 63 



Drehung des Positionskreises zugleich eine scheinbare Drehung der 

 Verbindungslinie zur Folge hat, liegen könne. Man gewöhnt sich in- 

 dessen sehr bald daran, beim Beobachten mit Prisma, umgekehrt wie 

 bei den gewöhnlichen Messungen, das Augenmerk auf die Drehung 

 der Verbindungslinie zu lenken und die Fäden dabei als ruhend zu 

 betrachten. Die Einstellungen lassen sich dann ebenso bequem und 

 sicher ausführen wie bei den Messungen ohne Prisma, so daß das 

 geäußerte Bedenken schwerlich praktisch von Belang sein wird. In 

 der Tat zeigen die obigen Messungsreihen keinen Unterschied in der 

 Genauigkeit bei den Beobachtungen mit oder ohne Prisma. 



Von besonderer Bedeutung ist es endlich, daß das Fokalbild im 

 Fernrohr ein möglichst vollkommenes ist, da Fehler in demselben, 

 wie unregelmäßige Form und Färbung der Sternscheibchen, Aus- 

 strahlungen und Verzerrungen, nicht nur an sich die Beurteilung des 

 Mittelpunkts an hellen Sternen erschweren, sondern auch, indem sie 

 im reflektierten Bilde nicht gleich, sondern symmetrisch gesehen werden, 

 zu einer veränderten Auffassung der Richtung führen können. Be- 

 ruht doch die Anwendbarkeit der Methode ganz wesentlich auf der 

 Voraussetzung, daß durch die Zwischenschaltung des Prismas das 

 Aussehen der Sterne keine merkliche Änderung erfahre, eine Bedingung, 

 die infolge der Brechung und Reflexion im Prisma immer nur ge- 

 nähert erfüllt sein kann. Die Nachteile, bedingt durch ungenügende 

 Form oder Schärfe des Fokalbildes, werden sich am meisten an sehr 

 hellen Sternen bemerkbar machen, was auch die vorliegenden Beob- 

 achtungen bestätigen. Zur Verbesserung des Fokalbildes wii-d es sich 

 empfehlen, von Objektivblenden häufiger Gebrauch zu machen, wo 

 die Helligkeit der Sterne dies gestattet. Und dann wird man auch 

 erwarten dürfen, daß die Anwendung der Prismenmethode den großen 

 Instrumenten das ihnen zukommende Übergewicht über die kleinen 

 Instrumente in höherem Maße, als es bisher der Fall war, geben wird. 



Auf dem Gebiete der Doppelsterne ist während der letzten Jahr- 

 zehnte durch zahlreiche Neuentdeckungen, durch Sammlung eines 

 großen Beobachtungsmaterials, durch Bearbeitung von Doppelstern- 

 bahnen viel geschehen. Aber man muß gestehen, daß hinsichtlich 

 der Genauigkeit und Sicherheit der Messungen seit den Tagen von 

 W. Struve kein nennenswerter, der Vervollkommnung der Hilfsmittel 

 entsprechender Fortschritt erzielt worden ist. Es steht zu hoffen, daß 

 ein solcher eintreten wird, sobald das Reversionsprisma, das auch zur 

 Untersuchung der Distanzmessungen von großem Nutzen ist, allge- 

 meineren Eingang findet. 



Ausgegeben am 26. Januar. 



Berlin , gedruckt in der Reiclisdnickerei. 



