350 Sitzung der phys.-niath. Classe v. 16. März 1911. — Mitth. v. 16. Febr. 



bei sehr weichem Gummi, zu Brüchen im Kopf, so daß die eigentliche 



Festigkeit im prismatischen Stabteil nicht zum Ausdruck kam. Fig. 3 



zeigt diesen Übelstand bei fast allen Köpfen. Erst die Befolgung des 



von dem ständigen Mitarbeiter Prof. 



Dalen gegebenen Ratschlages, Ring- ^- •^• 



proben zu verwenden, die über Rollen Einspannung stabfdrmiger Proben. 



wandern, gab befriedigende Resultate. 



Die Firma L. Schopper in Leipzig 



liefert seitdem ihre Maschinen (Fig. 4) mit solchen Vorkehrungen. Für 

 Stäbe mit Köpfen sind Einspannklauen vorgesehen, wie sie Fig. 5 zeigt. 

 Die Proberinge haben bei 6.4 mm Querschnitt einen inneren 

 Durchmesser von 44.6 mm; sie werden aus besonders fiir den Ver- 

 such aus der zu prüfenden Gummimischung hergestellten Platten mit 

 einer kleinen Stanzmaschine (Fig. 6) hergestellt unter Benutzung von 

 Führungsringen und Ringmessern, fiir deren Ausbildung sich besonders 



