362 Sitzung der phys.-math. Classe v. 16. März 1911. — Mitth. v. 16. Febr. 



sagten ergibt sich, daß man gehörig aufpassen muß, wenn man den 

 Ballonstoff so vollkommen wie möglich prüfen und ausnutzen will. 



Die Eigenscliaften des Stoffes werden durch die geschilderte, zwar 

 etwas umständliche und darum auch kostspielige Prüfungsart, wohl 

 recht vollkommen erschlossen ; aber es ist kein Wunder, wenn nament- 

 lich die nichttechnischen Kreise der Luftschiffer immer wieder dahin 

 trachten, die Festigkeitsprüfung in einer solchen Form durchgeführt 

 zu sehen, daß sie womöglich in dem Ergebnis der Prüfung unmittel- 

 bar einen Ausdruck für die Ballonfestigkeit finden. Aus diesem Be- 

 dürfnis heraus sind die sogenannten Zerplatzapparate entworfen 

 und gebaut worden, von denen ich Ihnen hier die von mir entworfene 

 Form des Materialprüfungsamtes vorführe (Fig. 20). Bei den Zerplatz- 

 apparaten spannt man ein kreisförmiges Stück des zu prüfenden 

 Stoffes fest ein und bläst dann von einem Beliälter aus oder unmittel- 

 bar mit der Luftpumj)e das kreisförmige Stoffstück bis zum Zer- 

 platzen auf; der zum Zerplatzen erforderliche Luftdruck wird am 

 Manometer abgelesen und zugleich wird die bis zum Zerplatzen 

 eingetretene Wölbhöhe in der Mitte der Stoffscheibe gemessen. Der 

 Zerplatzdruck ist bei Benutzung der gleichen Stoffbahnen für den 

 Versuch abhängig von der Größe des Ringdurchmessers (wobei die 

 Wirkung der Einspannränder zu berücksichtigen ist). Auch bei die- 

 sem Versuch wird das Ergebnis von der Luftfeuchtigkeit abhängig 

 sein. Daher ist das bisweilen zum Nachweis von undichten Stellen 

 in der Stoffhülle benutzte Befeuchten mit Seifenwasser ganz un- 

 zulässig. 



Man kann also auch die Ergebnisse der Zerplatzversuche keines- 

 wegs unmittelbar auf die Verhältnisse im Ballon übertragen. Ich 

 habe daher beim Entwurf des im Amt benutzten Apparates dafür 

 Sorge getragen, daß Proben unter möglichst verschiedenen Ring- 

 durchmessern ausgeführt werden können. Die nutzbaren Ringdurch- 

 messer sind: 0.113, 0.160, 0.196,0.252,0.357,0.505 und 0.618 m, 

 entsprechend den umspannten Kreisflächen von o.oi, 0.02, 0.03, 0.05, 

 o. I und 0.3 qm. Die Konstruktion ist später vereinfacht worden, 

 indem als Grundlage für die einzuspannenden Ringe ein weiches 

 Gummituch auf gehobelter Gußeisenplatte benutzt wird, auf die die 

 Probestücke mittels Ringen durch Spannschrauben gasdicht angedi'ückt 

 werden; man ist auf diese Weise in der Auswahl der Spannring- 

 größen sehr wenig beschränkt und kann ohne wesentliche Umstände 

 auch in der Form der Spannringe wechseln, so daß man neben der 

 Kreisform auch Ellipsen oder Rechtecke benutzen könnte. Damit ist 

 die Möglichkeit gegeben, den Einfluß der Einspannung durch den 

 Versuch mit Proben von gleichen Flächengrößen, aber verschiedenen 



