V. Ki'ri.haum: Messting der Sonnciiteinpcratiir. 



547 



Die ))enutzte Teni])cratursk;ila. 



Bis zum Jahre 1907 galt die von L. Holisorn und A. Day' durch 

 Arisclduß des Pt.-Pt-Rh-Elements an das Stickstoffthermometer auf- 

 gestellte Temperaturskala als vollkommen sicher. Bis ii30°C war 

 das Stickstoffthermometer benutzt und die Temperaturskala oberhalb 

 1130° C für das Thermoelement extrapoliert, und zwar nach dem 

 Gesetz, welches bei den unterhalb 1130° liegenden Temperaturen 

 gültig befunden war. Es er.schien alles in bester Ordnung, da die 

 Strahlungsgesetze und die Gleichungen für die Thermoelemente bei 

 Extrapolation eine überrascliende Übereinstimmung in den Temperatur- 

 angaben zeigten'"'. ^ 



Als L. lioLBORN und S. N'Ai.KNriNER" die Messungen am Stick- 

 stoffthermometer über II30°C bis rund 1680° C' fortsetzten, fanden 

 sie, daß die Extrapolation der Thermoelemente und das Stickstoff- 

 therinometer sehr verschiedene Temperaturangaben machten. 



Im Jahre 1910 veröffentlichte dann A. L. Dav und R. B. Sosman' 

 eine Arbeit ül)er den gleichen Gegenstand und fanden gleichfalls eine 

 erhebliche Differenz zwischen der Extrapolation des Thermoelements 

 und dem Stickstoffthermometer. 



Um diese Differenz anschaulieh zu machen, habe ich die zu 

 gleichen Thermokräften gehörigen Temperaturen nebeneinandergestellt. 



Unter der Temperaturskala ist noch die zugehörige Konstante c 

 der WiENSchen Formel angegeben. 6=14580 ist von Limmek und 

 Prixgsheim, r== 14200 von Holdorn und Valentiner bestimmt. 



' L. HoLBORN und A. Day. Wied. Ann. 68, S. 817, 1899 und .\nii. d. Phys. 2, 

 S. 505, 1900. 



^ LuMMER und Pringsheim, Phvs. Zeitschrift 3, S. 98. 1901. Veiliandlunn; der 

 Deut.sch. Phys. Ges. 1901, .S. 42, F. Pascuen und H. Wanner. H. Wanner. .\iin. d. 

 Phys. 2, S. 141, 1900. 



' Ann. d. Phys. 22, S. i. 1907. 



^ Am. Joiirn. of Science Vol. XXIX, 8.63. 1900. 



