38 Auwers: Sierncatalog für 1815 nach Greenwicher Beobachtungen. 
Die Deelinationen. 
Instrument und Beobachtungsverfahren. 
Der Troughton’sche Mauerkreis findet sich im I. Bande der Pond’schen 
Beobachtungen abgebildet, aber ohne weitere wörtliche Beschreibung als 
einige überaus dürftige und fragmentarische Angaben p.236 und gelegent- 
lich zwischen den Beobachtungen der ersten Monate vorkommende Vermerke 
über nachträglich von Troughton noch ausgeführte Veränderungen. Später 
sind noch im V. Bande Abbildungen zur Veranschaulichung der Verbindung 
des Fernrohrs mit dem Kreise und der daran nach Ablauf der ersten zehn 
Beobachtungsjahre vorgenommenen Änderung, mit kurzen erläuternden Be- 
merkungen, gegeben. 
Aus den Abbildungen ist zu entnehmen, dafs das Fernrohr an Länge 
genau dem äulsern Kreisdurchmesser gleich war, also sehr nahe 6 Fuls engl. 
Brennweite gehabt hat; die Öffnung hat nach Angabe von Airy 4 Zoll 
betragen. Über optische Kraft wird nirgends etwas gesagt, ebenso wenig 
findet sich, auch in den Airy’schen Bänden, eine Angabe über die ange- 
wandte Vergröfserung. 
Das Fernrohr war am Objectivende und am Ocularende auf dem Lim- 
bus des Kreises befestigt. Die ursprünglich — und während der ganzen 
hier in Betracht kommenden Periode — hierzu dienende Einrichtung ge- 
stattete das Fernrohr in beliebige Stellungen gegen die Theilung zu bringen; 
in der gewählten Stellung — so, dafs sich einer der Theilpuncte 0°, 10°, 
20° oder 30° unter dem ersten Mikroskop befand, wenn das Fernrohr auf 
den Nordpol gerichtet war — wurden die Verbindungsstücke an einem 
über der Ebene des Limbus vorstehenden Ring, wie anzunehmen ist nur 
durch Klemmschrauben, befestigt. 
In Folge übeler Erfahrungen wurde 1821 für eine sicherere Befesti- 
gung Sorge getragen, indem beide Enden durch starke Arme mit den 
Enden der beiden einschliefsenden Speichen fest verbunden wurden. Damit 
