Die Reduction der Declinationen. 39 
mufste auf‘ die Verstellbarkeit des Fernrohrs verzichtet werden; dasselbe 
wurde damals so befestigt, dafs bei Einstellung auf den Pol Mikroskop A 
auf 355° zeigte, und ist in dieser Stellung verblieben, bis das Instrument 
mit Ablauf des Jahres 1850 aulser Dienst kam. 
Die Theilung, von 5' zu 5', befand sich auf der äufseren Kante des 
Kreises und konnte ursprünglich durch vier Mikroskope — zwei an den 
Endpuneten des horizontalen Durchmessers, und weitere zwei, über deren 
Stellung sich sicheres nicht ermitteln läfst — vom 6. August bezw. nach 
definitiver Einrichtung vom 15. September 1812 ab durch sechs, 60° von 
einander abstehende Mikroskope abgelesen werden, deren Schrauben auf 
ein Intervall der Theilung 5 Umgänge machten und deren Trommeln in 
60 Theile = 1" getheilt waren. 
Aus der Abbildung ist zu ersehen, dafs sich neben der unter den 
Mikroskopen liegenden Theilung eine zweite befunden hat, von welcher 
aber keinerlei Gebrauch gemacht zu sein scheint. 
Über die Behandlung des Instruments bei den Beobachtungen wird 
nicht das geringste gesagt; es wird nur das nackte Beobachtungsregister 
mitgetheilt, und bleibt daraus alles sonst wissenswerthe so weit als möglich 
zu erraten. 
Dafs sich in die Beobachtungen auch an diesem Instrument Pond und 
der Assistent getheilt haben, ist anzunehmen, eine nachträgliche Trennung 
der Beobachtungen aber, die sich auch hier möglicher Weise, z. B. in der 
Auffassung der Einstellung, unterscheiden, gänzlich ausgeschlossen. Die Ein- 
stellungen geschahen auf einen einfachen Horizontalfaden, und zwar ver- 
mittelst der Feinbewegung des Kreises, nur ausnahmsweise, kaum einmal 
anders als zum Anschlufs eines Nebensterns, ist das Ocularmikrometer be- 
nutzt worden. Eine Bestimmung des Schraubenwerths desselben findet sich 
nicht, jedoch sind in den gedruckten Registern neben den Mikrometer- 
ablesungen die verwandelten Werthe aufgeführt, woraus sich ergibt, dafs 
Pond 1"(100P) nahe = 531 gesetzt hat. Dieser Werth scheint jedoch etwas 
vergröfsert werden zu müssen; aus allen verwendbaren Beobachtungen (Juni 
1812 — Febr. 1817; nachher ist das Mikrometer, aufser an 2 Tagen zum 
Anschlufs des Begleiters eines Doppelsterns, nur bei Planetenbeobachtungen 
benutzt) fand sich als Verbesserung der zunächst mit log1!=-1.7249 (1 = 
53'076) berechneten Declinationsunterschiede 
