40 Auwens: Sierncatalog für 1815 nach Greenwicher Beobachtungen. 
ron H " > P " U = 
zwischen 8 und a Librae ( 4 B.) auf 162" +o!ı3 Rufe 
a! » a?Capr. (34 ») » 137 +0.99-) 
© » 64 Tauri (13 ») 
k »67 » (14 ») » 335 +2.81 ‘nach Brdl. Cat. 
So) 
lei] 327 +1.63 
» 336 —o.4I 
' 
im Mittel auf 100" +0"41, wonach ich 1*—=353'29 angenommen habe. Airy 
hat 1836— 1839 den Werth 53"56 gebraucht, nach einer ganz schwachen 
Bestimmung von Fehr. 1836; eine sorgfältigere 1840 gab den Werth 53.24, 
der 1840— 1850 angewandt worden ist. 
Eine Untersuchung der Theilung des Kreises hat Pond nicht vorge- 
nommen; er war der Meinung, dafs bei Ablesung an 6 Mikroskopen, und 
der weiteren Vermehrung der Ablesungsstellen durch die Verschiebungen 
des Fernrohrs, Theilungsfehler ganz unschädlich gemacht würden. Auch 
Airy hat sich darauf beschränkt, bei Übernahme des Instruments durch 
Ablesung aller 6 Mikroskope von 5° zu 5° sich eine beiläufige Vorstellung 
von der Genauigkeit der Theilung zu verschaffen; indem er dabei den Ein- 
druck erhielt, dafs die Theilungsfehler nur von derselben Bedeutung wären 
wie die Fehler möglichst sorgfältiger Ablesungen, hat er jede weitere Unter- 
suchung für überflüssig gehalten. Abgesehen davon aber, dafs diese Schlufs- 
folgerung für Mittel aus wiederholten Bestimmungen sehr bald ihre Gültig- 
keit verliert, erweist sich die Theilung des Troughton’schen Kreises auch 
schon in jener Versuchsreihe als keineswegs erstklassig, und es bleibt sehr 
zu bedauern, dafs eine Bestimmung ihrer Fehler unterlassen worden ist. 
Die Mikroskope sind von Pond in seiner Reduction immer als bezüg- 
lich des Werthes einer Schraubenumdrehung vollkommen berichtigt ange- 
sehen worden; wie oft und wie nahe die Berichtigung ausgeführt wurde, 
wird niemals gesagt', und dafs die Beobachter sich im Verlauf der Beob- 
achtungen von dem unveränderten Stande der Berichtigung vergewissert 
hätten, ist nur in der ersten Zeit. aus dem Vorkommen von Ablesungen 
auf zwei Theilpuneten neben einander bei einzelnen Sternen, zu ersehen. 
Der Gesammteindruck ist leider der, dafs man es in diesem Punet nicht 
sehr genau genommen hat; es scheint für reichlich genügend erachtet wor- 
! Airy gibt sogar an (Obs. 1836 p. XXXIl), dals, soviel er habe in Erfahrung brin- 
gen können, unter Pond’s Direetion für die, mit erheblicher Schwierigkeit verknüpfte, Be- 
vichtigung der Mikroskope naclı der ersten Ausführung überhaupt nichts weiter geschehen 
sei, aulser wenn das ganze Instrument demontirt oder Mikroskope aus besonderen Anlässen 
abgenommen worden seien. 
