50 Auwers: Sierncalalog für 1815 nach Greenwicher Beobachtungen. 
Abl.A Red. Abl.A Red. Abl.A Red. Abl.A Red. Abl.A Red. Abl.A Red. 
315%9 —o!22 353° +0177 36°5 +0:26 65°8 —o!17 88%0 —o!46 110°9 —o!gz 
320.4 +0.15 0.5 +0.99 40.3 —0.37 70.3 —0.19 91.4 —0.27 113.1 —0.25 
325.6 +0.18 7.8 +1.04 44.9 —0.38 73-8 —0.15 94.9 -+0.04 114.6 —0.46 
332.0 +0.65 14.2 #+0.40 49.9 —0.29 76.5 +0.16 98.3 +0.01 ° 119.6 —0.31 
335.0 —0.26 19.8 —0.25 54.9 —0.27 79.5 +0.27 101.8 —0.31I 125.1 —0.56 
341.1 40.70 27.1 40.12 58.2 —0.41 82.3 —0.07 104.0 +0.07 130.1 —0.88 
345.0 +0.53 31.4 #0.19 61.8 —0.77 84.8 —o.12 106.9 —0.52 134.3 —0.01 
Durch graphische Ausgleichung dieser Werthe ergab sich die folgende 
Tafel. 
Reduction Mikr.(AB) auf M,, fortschreitender Theil 
A "Red. A Red. A Red. A Red. a Red. A Red. 
316° —0!20 346°+0!63 16°+0!24 46° —0o"40 76°-Ho!ıs5 106° —0!46 
318 —0.08 348 +0.70 18 —o.II 48 —0.37 78 +0.21 108 —0.70 
320 40.03 350 +0.76 20 —0.25 50 —0.3I 80 +0.19 110 —0.78 
322 +0.13 352 +0.82 22 —0.22 52 —0.27 82 40.08 112 —0.64 
324 #0.23 354 #+0.87 24 —0.13 54 —0.27 84 —0.12 II4 —0.45 
326 +0.33 356 +0.92 26 —0.03 56 —0.30 86 —o.32 116 —o.28 
328 +0.43 358 +0.96 28 +0.08 58 —0.46 88 —0.45 118 —o.25 
330 +0.50 © +0.98 30 +0.17 60 —0.63 90 —0.39 120 —0.31 
332 +0.53 2 +1.00o 32 +0.22 62 —0.63 92 —0.28 122 —0.41I 
334 +0.47 4 #1.00 34 +#0.25 64 —0.55 94 —0.15 124 —0.55 
336 +0.37 6 +0.99 36 +0.24 66 —0.42 96 —0.03 126 —0.64 
338 +0.36 8 +0.96 38 +0.08 68 —0.29 98 +0.04 128 —0.65 
340 +0.41 IO #0.9I 40 —0.20 70 —0.I7 IOoO 40.02 130 —0.59 
342 +0.48 12 #0.79 42 —0.37 2 —0.05 102 —0.06 132 —0.49 
344 +0.56 14 #0.57 44 —0.41 74 +0.06 104 —0.20 134 —0.34 
Diese Tafel habe ich angewandt, um die Beobachtungen mit den Mi- 
kroskopen AB auf das Mittel aus 6 Mikroskopen zu reduciren, wenn nicht 
neben denselben mehr als vier Beobachtungen mit allen 6 Mikroskopen und 
Ablesung derselben Theilstriche unter Mikr. A und B vorhanden waren und 
eine mehr oder weniger angenäherte Bestimmung der Gesammtreduction für 
den einzelnen Durchmesser selbst ermöglichten. Alle Werthe der obigen 
die Endresultate für die einzelnen Durchmesser nachweisenden Tafel, welche 
auf mehr als 16 Beobachtungen beruhen, habe ich unmittelbar zur Cor- 
rection benutzt, wenn Beobachtungen allein an Mikr. AB auf dieselben 
Durchmesser fielen. Zwischen den Grenzen von 5 und 15 Beobachtungen 
als Grundlagen der speciellen Correetionen wurden Mittel aus denselben 
und den ausgeglichenen Werthen genommen, mit den relativen Gewichten 
ı und 2 bei 5 bis 7, 2 und ı bei ı2 bis 16, gleichem Gewicht bei 8 bis ıı 
Beobachtungen. 
So ist die folgende Tafel der bei den mehr als viermal mit 6 Mikro- 
skopen an den nämlichen Strichen beobachteten Sternen zur Reduction der 
unvollständigen Beobachtungen angewandten Correetionen entstanden. 
