— 63 — 



levando, con una certa lentezza, il disco superiore dell'elettro- 

 scopio, dopo che è stata interrotta la comunicazione con la sor- 

 gente. Dopo qualche tentativo , si riesce ad ottenere , con una 

 opportuna velocità di sollevamento, una aperiodicità quasi per- 

 fetta dell'indice elettrometrico. 



La tabella seguente contiene i risultati ottenuti adoperando 

 un elettrometro del Braun , a quadrante diviso in 30 parti , di 

 cui una parte ha il valore di 100 volt. Il condensatore aggiunto 

 all'elettrometro è costituito da due dischi di ottone del diame- 

 tro di 9 cm. circa, separati da un doppio strato di gomma lacca. 

 Il circuito è formato da una cassetta Siemens da 10000 ohm e 

 la pila di carica da dodici elementi a secco (Nungesser 0°) di 

 piccola resistenza interna 



1) Cassetta di resistenza isolata 



Elettrodo in A deviazione elettrometrica S=17''.6 ) ^. 



( media 



B » » 17 .8 , 



C . » » 17.7 ) 



5 = 17^7 



2) Cassetta di resistenza con 1' estremo H al suolo 



Valori osservati Media Valori calcolati 



Elettrodo in A 5=17''.34-17>\5 ll^AO i7ioV=17p.4:0= 1740 volt 



B 8.7-^ 8.9 8.80 VioV= 8.70= 870 » 



C 5.3-i- 5.2 5.25 7ioV= 5 .22= 522 » 



D 3.6-^ 3.4 3.45 7^oV= 3.48= 348 » 



L'ultima colonna della tabella contiene i valori dei poten- 

 ziali calcolati, mediante la legge di Ohm, in base al valore mas- 

 simo ottenuto all'estremo A del circaito e ai rapporti delle re- 

 sistenze, valutate a partire dall'estremo H in comunicazione col 

 suolo. Confrontando questi valori con quelli osservati, contenuti 

 nella penultima colonna, si ha, come si vede, un accordo abba- 

 stanza soddisfacente specialmente se si ha cura di eliminare, ad 

 ogni misura , qualsivoglia traccia di carica residua scaricando 

 bene i dischi del condensatore. 



La disposizione precedente può , evidentemente , applicarsi 

 anche ad un- elettroscopio comune a foglie d'oro e, in tal caso, 

 può servire a graduare l'elettroscopio stesso. È bene allora gio- 

 varsi di una cassetta di resistenza composta di 10 rocchetti da 

 1000 ohm ciascuno , con i quali sarà possibile realizzare delle 

 differenze di potenziale variabili per decimi. Si possono ottenere 

 variazioni anche più piccole adottando la nota disposizione in- 



