— (U — 



dicata da Lord Rayleigli e da Bouty nella misura di forze elet- 

 tromotrici col metodo di Poggendorff. 



È facile, infine, determinare il potere condensante del con- 

 densatore aggiunto all'elettroscopio. Basta, per mezzo del milli- 

 amperometro G, misurare la corrente costante che , durante la 

 prova , attraversa il circuito. Nella verifica sopra indicata , tale 

 corrente aveva , fatte le debite correzioni , il valore i = 0,0017 

 amp. Il potenziale v nel punto A era quindi : 



V = Ei - 10000 5< 0,0017 = 17 volt. 



D'altra parte, il potenziale V indicato dall'elettrometro Braun, 

 relativo allo stesso punto, e corrispondente alla deviazione 5 := 

 17''.4 è (poiché 1"= 100 volt.) 



V = 17.4x100 =-1740 volt. 



Il potere condensante del condensatore adoperato risulta 

 dunque : 



V 1740 .„^ . 



-^ — = 102 cu'ca. 



V 17 



Roma, laboratorio del Collegio Komano, Marzo 1905. 



