- 1-20 — 



fusione, clic è piuttosto notevole, del solfato di rame e dt.^l clo- 

 ruro di ammonio, si è fatto uso di una modificazione da me at- 

 tuata fino dal 1898, vale a dire di riunire i due recipienti A e 

 B, contenenti le soluzioni, con un tubo di diametro minore, nel 

 quale si trova un robinetto di vetro R a largo orificio Questo 

 robinetto viene aperto solo quando si debbono eseguire le misure 

 e, allo scopo di rendere minima la diffusione , bisogna fare in 

 modo che la superficie di separazione dei due liquidi corrisponda 

 al livello del robinetto e per conseguenza tener conto , nell'ef- 

 fettuare il riempimento dei due recipienti , della differenti den- 

 sità delle soluzioni Con le soluzioni da me adoperate, sature alla 

 temperatura di 20°. le altezze delle colonne liquide, sulla super- 

 ficie di separazione, stanno nel rapporto di 10 a 11 circa. 



I metalli ed i sali di cui si è fatto uso sono quelli chimi- 

 camente puri del commercio, e furono forniti dalla casa De Hàen 

 di Hannover. Per diminuire la tendenza che ha il rame ad ossi- 

 darsi, l'elettrodo positivo dell'elemento è costituito da un cilindro 



ir-p 



FiK. 2. 



di 5'"'" di diametro ricoperto con vernice di bitume di Giudea, e 

 terminato da un dischetto orizzontale di 1 cm. di diametro rico- 

 perto di rame elettrolitico. L'elettrodo negativo è costituito da 

 un bastone di zinco distillato , amalgamato con mercurio puro. 

 Ad ogni serie di misure, il dischetto positivo veniva ricoperto 

 con rame elettrolitico e quello di zinco veniva amalgamato. 



Per misurare la forza elettromotrice si è adoperato il me- 

 todo di compensazione del PoggendorfP, ma per evitare i gravi 



