MM 
der kan opnaaes, endskjøndt det gjælder Aflæsningen af Ther- 
mometret under Kviksølvets Stigning. 
F" ti N y æ a 
i 7,05 1 20 5,05 (JE - 
15,0 205 3 0,30 
16,8 Korn (0 0,30 
17,05 8,0 9,05 
14,0 3,05 3,33 0,33 
16,0 1,05 6,67 0,32 
24,85 18,0 6,35 
23,0 1,35 5 0,31 
24,35 17,0 7535 
24,0 0,35 10 0,30. 
Middeltallet af disse Forsøg er 
| &—R0:3E 
Af denne Størrelse sees altsaa, at det undersøgte Ther- 
mometer, naar det: neddyppes i Vand, nærmer sig dettes 
Varmegrad saaledes, at det efter 5, 10, 20 og 30 Secunders 
Forløb afviger fra Vædskens Varmegrad henholdsviis 0,215, 0,045, 
0,002 og 0,00009 Gange den oprindelige Temperaturdifferents. 
Medens altsaa Thermometret, der nedsænkes i Vand, 
allerede inden 30 Secunder har antaget en Varmegrad, hvis For- 
skjel fra Vædsken er en umaalelig Størrelse, er Forholdet langt 
mindre gunstigt, naar Thermometret nedsænkes i en koldere 
eller varmere Luft. Coefficienten vil i dette Tilfælde blive langt 
mindre, det vil sige, der medgaaer langt større Tid, forinden 
Forskjellen imellem Thermometrets og Vædskens Varmegråd 
bliver ringe. 
Til Bestemmelse af Coefficienten under saadanne Forhold 
anstilledes lignende Forsøg som de ovennævnte.  Calorime- 
trets indre Beholder indeholdt altsaa kun Luft; Mellemrummet 
imellem den indre og ydre Beholder var fyldt med Snee, 
saa at Varmegraden af Luften i den indre Beholder (Ty holdt 
sig constant og ikke meget forskjellig fra 0. Jeg bragte da Ther- 
