31 
A. Thermometre med Kuglebeholder. 
d a ad 
Nr. 1 20,5 0,10 271 
eN 1504]  22 5 
"3 128. 0/18-— 218 
41 :10,8. 7 /0;23-0E 25 
SEND ANSE ODENSE SET ser. GEEmer: 
9116" 20 10;2115.0;2231132,2 15114440 10-45 raf |Geisler: 
ordinære Thermometre. 
B. Thermometre med cylindrisk Beholder. 
d e a 
mm — mm 
Næhed (365 030257 0;23 1140? Therm. af Greiner. 
- 8 60) 24. 0,26 
-…… 9 598503 V- 10785 ordinære Thermometre. 
-… 10 0,44 
- 11 44. 13 0,48 1/5? Therm. af Geisler. 
Coefficienten a varierer altsaa meget betydeligt, men dog ikke 
saameget som man skulde troe; den ligger i alle praktiske For- 
hold vistnok imellem 0,1 og 0,5, idet den første Størrelse gjæl- 
der for et Thermometer med Kugle af 20r= Diameter, medens 
den sidstnævnte Størrelse (0,48) er fundet med et Thermometer 
med Cylinder af 47m 4 Diameter og 13mm Længde. 
Det viser sig endvidere, at Produktet af Diametren og Føl- 
somhedscoefficienten er tilnærmelsesviis en constant Størrelse 
(2,1 til 2,6); det følger deraf, at den Forskjel i Beholdernes Glas- 
tykkelse, som muligt er tilstede, ikke udøver nogen væsenlig Ind- 
flydelse paa Følsomheden, men at denne overensstemmende med 
Loven for Legemeis Afkjøling staaer i omvendt Forhold til Kug- 
lens Diameter, idet Udstraalingen er proportional med Overfladen, 
medens Afkjølingen (Forandringen i Varmegrad) er omvendt pro- 
portional med Indholdet. 
Den praktiske Betydning af disse Coefficienter med Hensyn 
til Thermometrenes Angivelser af Luftens Varmegrad er altsaa 
følgende. Naar et Thermometer, som befinder sig i en rolig 
