— 666 — 
близости къ водной поверхности, но и въ разныхъ слояхъ надъ ней и, если 
окажется достаточное число дней наблюденй, опредфлить характеръ суточ- 
наго хода абсолютной влажности; поэтому, кромБ полнаго оборудованя ме- 
теорологической станщи, въ моемъ распоряженши было полное снаряжеше 
змЪйковой станши. Результаты обработки метеорологическихь наблюденй, 
произведенныхъ на пароходЪ, составляютъ предметъ настоящей статьи; что же 
касается до наблюдешй помощью змфевъ, результаты ихъ даны отдфльно въ 
другой сталь. 
Приборы и ихъ установка. 
СлБдушие приборы, которыми я пользовался въ пути, были даны мнЪ 
частью изъ Константиновской Обсерваторш въ ПавловскЪ, частью изъ ОтдЪ- 
леня провфрки инструментовь Николаевской Главной Физической Обсерва- 
тори: 
1) Термограхъ Фусса, съ вентиляторомъ. 
2) Термо-гигрограеъ В. В. Кузнецова съ психрометромъ при немъ № 1. 
3) Гигрографъ Ришара № 10745. 
4) Два, психрометра Ассмана (№ 368 и безъ номера). 
5) Морской барометръ Фусса на кардановыхъ подвфсахъ № 664. 
6) Барограхъ Ришара № 2459. 
7) Анемометръ Мюллера № 199. 
$) Запасные термометры. 
Изъ вефхь взятыхъ мной приборовъ только термо-гигрограхъ В. В. 
Кузнецова испытывался впервые, поэтому нелишне нфсколько остановиться 
на немъ. Устройство прибора видно изъ приложеннаго здфсь снимка (чер- 
тежъ 1). 
Металлический термометръ прикр$иленъ къ подставкЪ, на которой утвер- 
жденъ стержень, поддерживающий психрометръ; термометръ изолированъ 
оть подставки эбонитовой прокладкой. Къ этой же подставк$ прикриленъ 
винтъ съ гайкой и контргайкой, натягивающей пучекъ волосъ гигрограФа. 
Воспринимающая часть термографФа сдфлана изъ металлической пластинки, 
спаянной изъ инвара, коэффишентъ расширеная котораго близокъ къ нулю, 
п желтой м$ди, обладающей значительнымь коэффишентомъ расширеня. 
Подставка, стержень п стаканчикъ для воды приготовлены изъ мфди и 
отникеллированы. Барабань вращается въ течеше сутокъ. Часовой меха- 
низмь въ этомъ прибор неподвиженъ, вращается одинъ только легюй (изъ 
