lieber eine iniodification der £lementär-AnaIyse 



von 



G. J. MÜLDEK. 



V\ er die trefflichen Dienste , welche der sogenannte Kali- 

 Apparat von Liebig der Wissenschaft geleistet, zu schätzen 

 weiss, hat wohl kaum daran gedacht, dass ein solcher Ap- 

 parat je entbehrt werden könne. Bei geringem Umfange und 

 unbedeutender Schwere dient er dazu, die Kohlensäure, welche 

 die Verbrennungsröhre verlassen hat , und durch Chlorcalcium 

 getrocknet worden ist , zu absorbiren , und dem Gewichte nach 

 kennen zu lehren, während überdiess die Bewegung in der 

 Kali-Lauge den Gang der Analyse verräth. 



Der Apparat hat aber zwei Fehler, deren einer leicht be- 

 beseitigt werden kann, während der andere nicht zu ver- 

 meiden ist. 



Ersterer besteht darin, dass man bei N. haltenden Sub- 

 stanzen oder bei Anwendung eines Sauerstoffstromes gegen 

 das Ende der Verbrennung, eine Röhre mit Kali in Substanz 

 anwenden muss , um das von der Lauge verdampfende Was- 

 ser fest zu halten. Dieser Fehler ist daher ganz unbedeutend. 



Der andere aber besteht darin, dass man die Verbrennung 

 langsam vor sich gehen lassen muss, damit jedesmal nur 

 eine Blase Kohlensäure und Luft, oder Kohlensäure und 

 Stickstoff, oder Kohlensäure und Sauerstoff durch die Lauge 

 hindurch trete und der Kohlensäure auf diese Weise die 

 nöthige Zeit zur Aufnahme in die Lauge verbleibe. Sub- 



